Der Westien’sche Universalloupenhalter. 471 
oder Messungfuss steckenden Säule A ist die die Loupe L tra- 
gende Stange B mittelst der patentirten (D.-R.-P. Nro. 26909) An- 
schlussklemme Kl befestigt. Dieselbe ist zusammen mit der Stange 
B an der Säule A sowohl parallel der Axe der letzteren wie um 
dieselbe beweglich, gestattet ferner eine Bewegung der Stange B 
parallel ihrer Axe in der Richtung der Pfeile a, wie auch eine Be- 
wegung um die Axe der Anschlussklemme in der Richtung der 
Pfeile b. Die Fixation in sämmtlichen Riehtungen geschieht durch 
die an der Vorderseite der Klemme sichtbare Flügelschraube ver- 
mittelst einer Drehung und ist durchaus sicher. 
Die Loupe selbst wird an der Stange durch eine federnde 
Zange Z gehalten, welche an den Enden der Branchen einander zu- 
gewendete Spitzen trägt: diese greifen in kleine seichte Bohrlöcher 
an der Fassung der Loupe ein. Ein hoch anzuschlagender Vor- 
theil ist, dass man als Loupe ein jedes schwache Microscop-Objeetiv 
benutzen kann, indem die nöthigen Bohrlöcher an jedem solehen 
ohne Schaden angebracht werden können. 
