458 



Karl Holzapfel: 



""^S 'jEi^i^^pic^V,, zur Aufnahme der Objektträger, die 



ir ^ijlj aufrecht eingestellt werden und 



ll |l durch die kleinen Zähne seitlich und 



H unten von einander getrennt bleiben. 



li An den beiden Henkeln lassen sich die 



1. 11 1 H|||t ^^^^ Ciestelle mit den Trägern sehr leicht 



'SSLü jlilf^^^^ in passende Tröge ein- und ausheben. 



~ '^ Die bisher verwandten Gestelle fassten 



30 Träger (26 mm X "6 mm). Um Flüssigkeit zu sparen, be- 

 nutzte ich Tröge, die die Gestelle grade bequem aufnehmen, mit 

 Innenmassen von : 8 cm X 12 cm Bodenliäche, 10 cm Höhe. Am be- 

 quemsten und sparsamsten wird die Behandlung, wenn man mit 7 bis 

 10 Trögen zugleich arbeitet, etwa mit zweien voUToluol(Xylol), dreien 

 mit Alkohol abs., einem mit 96°/o Alkohol, einem oder zweien mit 

 Wasser und endlich Trögen mit Farbstoff je nach Bedarf. Wir haben 

 die Gestelle gewöhnlich der Reihe nach gebracht in einen Trog 

 mit Toluol I (enthält bald etwas Paraffin), Alkohol abs. I (enthält 

 bald etwas Toluol), Alkohol abs. H, Wasser, Farbstoff, Wasser, 96''/o 

 Alkohol, Alkohol abs. HI, ü, I, Toluol H. Von dort aus werden 

 die Träger einzeln oder zu mehreren herausgenommen und die 

 Schnitte in Kanadabalsam eingeschlossen. Anfangs verwandte 

 ich nur einen Trog mit Toluol und nicht so viele mit Alkohol, 

 man muss aber daim die Flüssigkeiten öfter wechseln, da der 

 Alkohol schneller verwässert und Toluol bald mit Paraffin ver- 

 unreinigt wird. 



Ich glaube nach mehrjährigem Gebrauche annehmen zu 

 dürfen, dass dieses Glasgestell vor anderen drei wesentliche Vor- 

 züge hat, Zeitersparniss, geringen Flüssigkeitsverbrauch und 

 Handlichkeit; das letztere namentlich dürfte dem von Dewitz 

 (dieses Archiv Band 33 S. 416, 1889) beschriebenen Gestell ab- 

 gehen, bei dem sich die Schnitte an den Querstangen leichter 

 reiben können. 



Die Zerbrechlichkeit der Gestelle sieht wohl grösser aus, 

 als sie ist; wenigstens ist mir bei fast täglichem Gebrauch im 

 Verlauf von zwei Jahren keins zerbrochen, auch meinen Mit- 

 arbeitern nicht. Seit einiger Zeit sind die AnschaÖungskosten 

 verhältnissmässig gering. Die ersten Gestelle und Tröge (mit 

 eingefalztem Deckel) lieferten mir nach eingesandtem Modell 

 F. Hellige u. Cie. in Freiburg i. Br. in vortrefflicher Aus- 



