SUR UN NOUVEAU MODELE DE MICROSCOPE 



Par FABRE DOMF.RGUE 



Les perfectionnements apportés quotidiennement dans la 

 construction des objectifs micrograpliiques ont eu comme 

 conséquence naturelle de nécessiter une amélioration paral- 

 lèle des parties mécaniques du microscope. Le mouvement 

 rapide par glissement du tube dans sa douille tend de plus 

 en plus à faire place au mouvement plus précis de la cré- 

 maillère. Celle-ci a donc été l'objet de soins particuliers 

 destinés à empêcher le ballottement qui se produisait 

 presque toujours dans les anciens instruments pourvus de 

 cet accessoire. La vis micrométrique également destinée à 

 agir sur des objectifs dont la puissance de pénétration s'an- 

 nule presque totalement à mesure qu'augmente leur angle 

 d'ouverture devait par le fait même offrir une précision en 

 rapport avec la puissance de définition du système optique. 

 En dernier lieu enfin le système condensateur, complètement 

 négligé il y a une dizaine d'années, a pris avec les travaux 

 d'Abbé une importance qui impose aux constructeurs cer- 

 taines modifications de l'ancien modèle où le dessous de 

 la platine était presque toujours dépourvu d'accessoires 

 autres que le miroir et un fort diaphragme cylindrique. 



Le modèle d'instrument que nous a soumis M. Dumaige 

 répond à ces diverses conditions ; nous allons examiner 

 successivement toutes les parties au point de vue de la 

 précision et de la commodité qu'elles doivent présenter. 

 Ce microscope appartient à la catégorie des instruments 

 que l'on est coavenu d'appeler ^ranc?^ modèles; d'une hau- 

 teur totale d'environ 30 centimètres il est porté sur un pied 

 de cuivre fourré de plomb qui en assure la stabilité dans 

 toutes les positions. A ce pied est fixée une colonne ronde 



