— 167 — 



partie supérieure du microscope en rendait le maniement 

 fort incommode. 



Il nous reste à parler de la vis micrométrique et de la 

 crémaillère. La vis micrométrique large, graduée en divi- 

 sions dont chacune représente un déplacement vertical du 

 tube de 0,01 millimètre offre un mouvement doux et uni- 

 forme. La crémaillère mérite d'attirer un instant l'attention. 

 D'abord le tube du microscope s'enfonce dans une douille 

 et peut, par le fait même être mii par glissement comme 

 dans un modèle sans crémaillère. La douille qui porte le 

 tube est munie d'une crémaillère à section ovoïde et à dents 

 obliques qui, s'engageant dans un canal de forme sem- 

 blable prévient ce ballottement désagréable que présentent 

 après quelques mois d'usage les crémaillères à dents hori- 

 zontales. Ce dispositif présente encore un avantage, celui 

 de pouvoir monter autant qu'il est nécessaire le tube du 

 microscope sans être arrêté par aucun obstacle et de pou- 

 voir, par conséquent, y adapter un revolver porte-objectif 

 muni de systèmes à très grande longueur focale. 



Ce nouveau modèle d'instrument réalise à notre avis un 

 des meilleurs types de microscope d'observation. Il est 

 le résultat d'études consciencieuses et de longs tâtonne- 

 ments, aussi croyons-nous devoir conseiller au construc- 

 teur de s'en tenir là et de porter ses efforts sur la réalisa- 

 tion des objectifs à grand angle d'ouverture pour lesquels 

 ce modèle a été spécialement combiné. 



