— 83 — 



Nachdem der Regulator, mit seinen Verbindungen versehen, 

 quer durch den Sämlingskasten in den Wasserbehälter gesetzt ist 

 und der Zünder brennt, verläuft der Betrieb folgendermassen : 



Der Brenner bekommt seine Gaszufuhr in der Richtung der in 

 Abb. 3 gezeichneten Pfeile und besorgt die Heizung; allmählich 

 erwärmt sich das AVasser und damit auch das Quecksilber in b; da- 

 durch verdampfen die Aethertropfen, welche, spezifisch leichter als 

 Quecksilber, sich oben unter der Zwischenwand befinden; für diesen 

 Aetherdampf ist aber kein oder zu wenig Raum, folglieh wird er sich 

 Raum schaffen, indem er sich dem Grade der Erhitzung gemäss aus- 

 dehnt und eine entsprechende Menge Quecksilber nach der oberen 

 Kammer a hinaufdrängt, bis sich schliesslich dort so viel Quecksilber 

 angesammelt hat, dass dadurch die untere Oeffnung von e geschlossen 

 ist. Gleichzeitig erlischt der Brenner, da die Gaszufuhr unterbrochen 

 ist; allmählich kühlt sich der Wasservorrat wieder ab; infolgedessen 

 verdichtet sich aber auch der Aetherdampf wieder, welcher nun 

 weniger Raum braucht, so dass aus a wieder Quecksilber nach b 

 zurückfliessen kann. Wird nun e wieder frei, so ist auch die Gas- 

 zufuhr nicht mehr versperrt, an dem Zünder z entzündet sich wieder 

 die Gasflamme, und das Spiel wiederholt sich. 



Hieraus geht wohl auch hervor, wie man sich den Regulator auf 

 einebeliebigeTemperaturhöhe einstellen kann: Man stellt den Thermostat 

 in ein Gefäss mit Wasser, das langsam erwärmt wird. Ist die gewünschte 

 Temperatur erreicht, so schiebt man e so tief herunter, bis das Gas 

 gerade abgesperrt wird; der Regulator ist dann ein für allemal ein- 

 gestellt. Das Füllen des Regulators ist freilich nicht so einfach, man 

 erhält aber zu jedem Apparat eine Gebrauchsanweisung. 



Nun kann man sich einen solchen Apparat auch selber her- 

 stellen, wobei man dann die Einrichtung so treffen kann, dass auch 

 die Füllung sehr leicht ist. Man braucht dazu ein gerades, kräftiges 

 Glasrohr von den erforderlichen Abmessungen, welches an beiden 

 Enden offen ist. Statt der Zwischenwand aus Glas wird ein gut 

 passender Gammistöpsel. welcher in einer Durchbohrung ein Glas- 

 röhrchen c trägt, eingetrieben und an beiden Seiten verkittet, wobei 

 zu beachten ist, dass unten sich immer Aetherdampf befindet, so dass 

 der Gummistöpsel gesichert werden muss. Unten wird das grosse 

 Rohr nun mit einem genau passenden Gummistöpsel fest ab- 

 geschlossen und oben ein zweifach durchbohrter Stöpsel aufgesetzt. 

 In die eine Bohrung wird das Rohr e eingesetzt, in die andere die 

 zweite Zuleitung d. Zum Füllen dreht man den Regulator um, löst 

 die Stöpsel und bringt Quecksilber und Aether hinein, wonach 

 wieder fest verschlossen und schnell umgedreht wird. — 



Gewöhnlich brennt die Heizfiamme sehr klein und unruhig, 

 und es ist das obengenannte Messingsieb an dem Brenner erforderlich, 

 um zu verhüten, dass die Flamme nach der Düse d durchschlägt. 



Der Brenner ist natürlich den Dimensionen des Kultur-Apparates 

 anzupassen, während der Regulator für alle Grössen passt. 



Das Glasrohr e (Abb. 3) ist unten zweckmässig etwas schräg 

 abzuschleifen, damit die Gasabsperrung mehr allmählich stattfindet. 



Wer sich einen Thermostat fertig kauft, muss das darin 

 befindliche Glasrohr e etwas abändern. Oben befindet sich nämlich 



