A. Lampa: Ueber die Bestimmung des mechanischen Wärmeaequivalentes. 95 
Ueber die Bestimmung des mechanischen Wärmeaequivalentes 
mittels des elektromagnetischen Drehfeldes. 
Von Professor Dr. Anton Lampa. 
Bereits Joule hat unter den verschiedenen von ihm aus- 
geführten Bestimmungen des mechanischen Wärmeaequivalentes 
eine auf die Beobachtung der durch Induktionsströme produzierten 
Wärme basiert. Es ist naheliegend, als induzierendes Feld ein 
Drehfeld zu verwenden. Dieser Weg wurde von d’Arsonval, 
von L. Weber, endlich von Baille und Ferry eingeschlagen. 
Von der Methode L. Webers muß ich hier absehen, da mir seine 
Originalarbeit nicht zugänglich war und auch kein Referat über 
dieselbe existiert. d’Arsonval erzeugt das Feld durch Rotation 
eines Magneten, die beiden letztgenannten verwenden .endlich 
ein mit zwei Wechselströmen mit einem Phasenunterschied von 
90° hergestelltes Drehfeld.*) Die moderne Elektrotechnik gestattet 
nun eine sehr einfache Ausführung dieses Prinzips, indem man 
einen geeignet geformten Metallkörper in das Drehfeld eines 
Dreiphasenstrommotors hängt. Mißt man einerseits die durch 
die Induktionsströme in ihm während einer gewissen Zeit pro- 
duzierte Wärmemenge, anderseits das Drehungsmoment, welches 
auf ihn ausgeübt wird, so hat man bei bekannter Frequenz des 
Drehstroms, welchen man zur Speisung der Drehfeldanordnung 
benützt, alle zur Berechnung des mechanischen Wärmeaequiva- 
lentes notwendigen Daten. Ich führte einige vorläufige Versuche 
dieser Art aus. Das Drehfeld wurde durch einen Stator einer 
Drehstrommaschine geliefert, dessen Axe vertikal gestellt wurde. 
Als Metallkörper diente ein Messingzylinder von 5'82 cm Höhe 
und 275 cm Durchmesser; in den Messingzylinder ist ein Loch 
gebohrt, das das Thermometer aufnimmt. Der Messingzylinder 
samt Thermometer wird in eine Schutzhülse aus Glasrohr mit 
mit Boden und Deckel aus Vulkanfiber eingesetzt. Er ruht auf 
einer Beinspitze auf und wird mit 3 seitlichen Beinspitzen parallel 
zu der Glasröhre gestellt und fixiert, er steht also nur mit diesen 
4 Spitzen in unmittelbarer Berührung. Das Ganze wird an 
einem Draht aufgehängt und in den Stator so tief eingesenkt, 
daß der Zylinder in der Mitte des Stators steht. Auf dem 
Deckel der Glasröhre ist ein Teilkreis aus Papier befestigt, der 
sich also mit der ganzen Vorrichtung mitbewegt. Seine Ver- 
drehung wird mit einem Fernrohr abgelesen. Zum Schutz gegen 
Wärmeaustausch dient ein unversilbertes Dewargefäß, das etwa 
zu ein Drittel seiner Höhe mit Paraffinöl gefüllt und von unten 
*) Die im folgenden beschriebene Anordnung nähert sich am meisten 
der Baille's und Ferry’s, weicht aber von derselben auch in der Form der 
Messung des Drehungsmometes ab. 
