No. IQ. Die Keimfähigkeit der Sämereien. 63 
keimapparate System Dr. Schönjahn bewährt, die auch von einer großen Reihe 
landwirtschaftlicher Hochschulen, staatlichen Versuchsstationen, Forstämtern usw. des 
In- und Auslandes stete Verwendung finden. Diese Apparate liefern durchaus 
sichere und zuverlässige Resultate in kürzester Zeit. Die Handhabung derselben 
ist die denkbar einfachste, indem sie nach einmaliger Fertigstellung einer weiteren 
Nachhilfe nicht bedürfen. 
Die Schnellkeim- Apparate »System Schönjahn« werden in zweierlei Arten 
geliefert, nämlich für Getreide und für Sämereien. 
Der Apparat für sämtliche Getreidearten besteht aus einem Glasgefäß, welches 
etwa 6 cm vom oberen Rande entfernt eine Einschnürung hat, auf welcher das 
Keimsieb liegt. Dieses besteht 
aus Porzellan und ist mit 100 
sich nach unten zu verjüngenden 
Löchern versehen. Eine mit 
einem Thermometer versehene 
Filzplatte dient zum luftdichten 
Abschluß des Apparates. Will 
man den Apparat in Gebrauch 
nehmen, so ist das Glasgefäß 
bis zwei Finger breit unter der 
Einschnürung mit Wasser zu 
füllen. Dann bringe man das 
Keimsieb ein, in welches man, 
in jedes einzelne Loch mit dem 
Keimende nach unten, ein Ge- 
treidekorn eingesetzt hat. Nun 
werden die Körner mit einer 
Lage Sand in der Höhe des 
Knopfes des Keimsiebes be- 
deckt und der Sand mit Wasser gut angefeuchtet. Nach Aufsetzen des Filzdeckels 
stellt man den Apparat an einen Ort, wo starker Zug nicht einwirken kann, und 
überläßt ihn bei gewöhnlicher Zimmertemperatur sich selbst. Schon nach 20 bis 
24 Stunden kann man das Keimsieb herausnehmen, um an der Unterfläche des- 
selben das Resultat der Keimprobe in übersichtlicher Weise zu beobachten. Das 
Wachsen der Körner läßt sich gegebenen Falles noch beschleunigen, wenn man den 
Apparat an einen wärmeren Ort (I5— 20’ R.) stellt. Die Getreidekeimapparate mit 
Luftzuführungslöchern bilden eine weitere Vervollständigung der Keimapparate, die 
dem Erfinder, Dr. Schönjyahn, neuerdings gesetzlich geschützt sind. 
Sehen wir uns nun den Samenkeimapparat an, so finden wir, daß dieser 
Apparat auf demselben Prinzip beruht wie der vorbeschriebene, nämlich, daß der 
Keimprozeß durch Verdunstung von Wasser und gleichmäßiger Feuchtigkeitszuführung 
zu dem Saatkorn erzielt wird. Wobei durch die besondere Konstruktion der Apparate 
die gefürchtete Verfilzung und Schimmelbildung des Saatgutes verhindert wird. 
Dieser Apparat, der zur Prüfung aller Sämereien auf ihre Keimfähigkeit dient, 
besteht in seinem unteren Teile aus einem soliden Zinkkasten, welcher zu zwei 
Drittel mit Wasser zu füllen ist. Um jederzeit den Wasserstand beobachten zu 
können, sind zur Seite zwei Fensterchen angebracht. In den Zinkkasten wird der 
mit Sauglöchern versehene, ebenfalls aus Zink gearbeitete Einsatz eingelassen. In 
dem Einsatz befindet sich eine gepreßte Torfplatte, welche als Bett für die aufzu- 
nehmenden zu prüfenden Sämereien dient. Durch aufgelegte Zinkstangen wird der 
Apparat in 6, 9, ı6, 25 oder 306 Keimfelder von 70:70 mm Größe eingeteilt. 
Hat man die Samen eingebettet, so wird eine Glasplatte aufgelegt und der Apparat 
mit dem Filzdeckel geschlossen. Es bietet nun der zwischen Torf und Glasplatte 
1" EBEN 1] 
TCRDOMMNTT 
VGHOEEDREEEEGEEERREEREEEEEREEEEEEEDRERREREDRREEEEEEEEEEEEEIERDEEEEEEEEES 
Samen-Keimapparat, 
