LE REVISEUR DE GRÈGES 
APPAREIL POUR EN CONSTATER LES DÉFAUTS ET LES QUALITÉS 
Par J. DUSUZEAU 
DIRECTEUR DU LABORATOIRE 
On juge d'ordinaire à l'œil nu de l'état de pureté des fils de grège par 
le calcul approximatif des défauts qui s’aperçoivent sur la flotte quand 
elle est étalée en nappe entre les doigts des deux mains. 
Cet examen très expéditif, mais bien superficiel, à moins d’une grande 
expérience de la part du manieur de grèges, peut suffire aux besoins 
vulgaires du commerce et de l’industrie pour les étoffes de valeur secon- 
daire. Il n’en peut être de même quand les grèges sont destinées à des 
compositions supérieures dans l’art du tissage ou à d’autres applications 
délicates, en tulle et en dentelle par exemple. Elles ne sauraient alors être 
trop sévèrement purgées de défauts. 
Nous avons imaginé pour cet examen spécial un appareil de précision 
d’une grande simplicité dont la planche V, qui reproduit exactement 
l’ensemble de l'instrument, la forme des diverses pièces et leurs dimen- 
sions, nous permet ainsi d'abréger la description suivante qu'elle éclair- 
cit et qu'elle complète. 
L'appareil reviseur se compose: 
4° D'un cantre ou jeu de quatre ou cinq bobines, chargées de la grège à 
examiner, tournant librement sur leur cadre dont l’inclinaison varie sui- 
vaut le besoin ; 
2 D'un asple à dix ailes dont les cimes distantes d’un décimètre reçoi- 
