— ;{o — 



Un peu plus loin Griibler, de Leipzig, présenle une belle 

 collection de réactifs et de colorants, ainsi que des néces- 

 saires complets contenant ces produits appropriés aux 

 diverses études auxquelles on veut se livrer, bactériologie, 

 histologie, anatomie végétale, etc., et quelques substances 

 rares et difficiles à préparer telles que de rhémogiobine 

 cristallisée. 



Nous arrivons à l'exposition très importante de la maison 

 Robert Muencké, de Berlin, qui, outre ses grands appareils 

 de culture, autoclaves, étuves, etc., offre différentes nou- 

 veautés ; nous remarquons une étuve à stériliser du 

 D"" Oswalt, stérilisant à volonté soit à sec, soit dans la 

 vapeur d'eau^ par la simple manœuvre, d'une vis, interrom- 

 pant la communication entre l'intérieur de Tétuve et l'espace 

 contenu entre ses doubles parois ; un brûleur à benzine de 

 G. Barthel donnant des températures de 1300" à 1400° cen- 

 tigrades capable de fondre facilement le cuivre, Targent, 

 l'or et qui nous parait devoir être très utile surtout dans les 

 laboratoires dépourvus de gaz; un nouvel appareil pour 

 compter les colonies dans les boites de Pétri; une seringue 

 à injection de Pétri, c'est la seringue de Koch dans laquelle 

 la boule de caoutchouc rouge est remplacée par une poire 

 Richardson à msufflation continue, ce qui permet de se 

 servir des deux mains, une fois cette dernière remplie d'air; 

 de petites pipettes en verre, divisées en deux parties réunies 

 par un petit lien de caoutchouc et entre lesquelles on intro- 

 duit un papier Joseph pour filtrer rapidement quelques 

 gouttes de liquide sur une lamelle par exemple ; des flacons 

 compte-gouttes du D'" Traube donnant des gouttes toutes 

 exactement pareilles, et accompagnés d'un tableau indi- 

 quant le poids des gouttes des liquides les plus usuels; enfin 

 tous les appareils du D"" Babès déjà décrits. 



La maison Lautenschlager a de même une exposition 

 analogue très complète, surtout au point de vue des appa- 

 reils de bactériologie, la plupart sont recouverts d'amiante. 

 Parmi les petits instruments, nous remarquons une seringue 

 à injection excessivement simple, c'est celle de Sclioe- 

 ben ; elle se compose de deux petits tubes de verre, réunis 

 par un gros anneau de caoutchouc, l'un est divisé, le plus 

 petit en plongeant dans l'autre fait l'office de piston; elle est 



