— 36 — 



donc très facilement stérilisable et coûte excessivement bon 

 marclié ; un therniophcugoscope du D' Arnlieim, de Saint- 

 Pétersbourg, petit appareil de poclie pour la détermination 

 de la température de l'épiderme ; puis des bancs à bouts 

 recourbés en porcelaine })Our supporter les plaques de cul- 

 ture, qui ont l'avantage de ne pas casser lorsqu'on les 

 stérilise ; deux appareils très simples pour cultures l'un 

 dans le vide, l'autre dans l'acide carbonique, enfin une 

 très belle table de laboratoire contenant à peu près tous 

 les instruments et accessoires nécessaires aux études de 

 microbiologie. 



La maison Rohrbeck n'a pas une exposition moins belle 

 que les deux précédentes et nous y retrouvons la plupart 

 des appareils et instruments déjà signalés ; on y aperçoit des 

 tubes à culture dans lesquels se trouve un tube de verre en 

 spirale à l'extrémité duquel on doit recueillir des cultures 

 pures! Une collection très complète de verrerie pour la bac- 

 tériologie, des appareils pour compter les colonies, des 

 chambres humides, de nouveaux supports très simples pour 

 tubes à essais, etc. 



La photomicrographie occupait également une place 

 assez importante. Les principaux appareils étaient ceux 

 de la maison Hartnack,de Potsdam, qui exposait un grand 

 appareil horizontal ; la maison Thate de Berlin un autre 

 grand appareil se fixant verticalement d'une façon très 

 solide à une table de laboratoire et fonctionnant avec une 

 lampe au magnésium perfectionnée. Les épreuves très 

 réussies qui l'accompagnaient en faisaient voir les bonnes 

 qualités. Enfin la maison Leitz avait un appareil d'une 

 construction très simple pouvant cependant donner des ré- 

 sultats parfaits, à en juger du moins par les nombreuses 

 photographies qui l'entouraient et qui apparaissaient d'une 

 grande netteté, même pour les forts grossissements. Il se 

 compose d'une chambre noire en bois, glissant verticalement 

 le long de deux tiges fixées solidement sur une planchette, 

 sur laquelle s'adapte le microscope. La mise au point se 

 fait sur une glace dépolie avec la vis micrométrique du 

 microscope, enfin le tout est suffisamment stable pour qu'en 

 substituant la plaque sensible à la plaque dépolie la mise 

 au point ne varie pas. 



