— 153 — 



de diamètre, on voit qu'une compression de 0"'"\5 fait 

 varier le débit du gaz à l'heure de litre à 260 litres ; 

 ce qui équivaut, en supposant que la courbe ON soit 

 rectiligne, à une variation de 2', 60 de gaz brûlé à 

 l'heure pour une élévation ou un abaissement de 1". 

 Cette variation dans le volume du gaz consommé pour 

 aussi faible qu'elle puisse paraître est suffisante dans 

 la pratique pour le bon fonctionnement d'un régulateur 

 adapté à l'appareil de chauffage qui vient d'être men- 

 tionné. 



En matière d'instrument, la théorie, si elle peut guider 

 le chercheur dans une étude préalable, doit bientôt céder 

 la parole aux faits observés; c'est pour ce motif que je pré- 

 fère de beaucoup dans ces questions juger de la bonté d'un 

 appareil par les résultats qu'il donne réellement que par les 

 résultats qu'il devrait fournir d'après les calculs ou les sup- 

 putations de toute espèce. 



D'abord, comment peut-on définir un thermo-régulateur, 

 je ne parle pas de la définition de mot mais de celle de la 

 fonction? Un thermo- régulateur peut être considéré comme 

 un robinet qui dispense intelligemment le chaud et le froid 

 de façon à maintenir une enceinte à une température inva- 

 riable. 



Le degré de chaleur de l'enceinte peut varier sous 

 l'influence de trois causes : 



1" Parce que la source de chaleur est inconstante (aug- 

 mentation et diminution de pression dans les conduites de 

 gaz et d'eau) ; 



2" Parce que l'atmosphère ambiante est soumise jour- 

 nellement à des causes de refroidissement et d'élévation 

 de température ; 



3° Parce que les bains d'air et d'eau qu'on veut régler 

 peuvent devenir eux-mêmes le siège d'opérations qui 

 modifient au moins passagèrement leur température. 



Un thermo-régulateur parfait devrait donc régler la 

 pression des agents réchauffants ou réfrigérants qu'on uti- 

 lise ; il n'en est pas ainsi d'habitude, et je ne connais pas 

 d'instrument de cette nature qui puisse agir directement 

 sur ces agents et rendre leur vitesse d'écoulement uni- 

 forme 



11 



