— 135 — 



les thermo-régulateurs basés sur la dilatation des gaz où 

 des liquides. Mes instruments pourront être, je le sais, taxés 

 de paresse, mais je crois que le mot prudence leur est bien 

 mieux applicable. 



Dans mes recherches effectuées dans le but d'exagérer 

 les défauts du thermostat dont on a lu la description quelques 

 pages plus haut, j'ai réduit la longueur du barreau do 

 zinc à 185 millimètres et celle du tube de verre à 190 milli- 

 mètres, afin de pouvoir adapter cet appareil à la hauteur de 

 mes plus petits bains marie. 



Le bain réglé avec ce petit thermostat sans régulateur 

 de pression a fourni les résultats numériques suivants: 



Tableau I. — [Zinc = 183 millim., pas de régulateur de pression) 



Heures des lecUires l" expérience 2"" expérience 



3 nov. 4 nov. 5 nuv. 10 nov. H nov. 12 nov, 



Il heures 39°, 8 39°, 9 39°, i 41°, 9 41°, 9 4l°,B 



Midi 39 ,9 39 ,9 39 ,3 41 ,8 41 ,3 41 .6 



1 heure 39 ,9 » 39 ,4 41 ,8 » 41 ,3 



2 heures 39 ,2 » 39 ,5 » 41 ,4 41 ,3 



3 heures 40 ,0 39 ,8 39 ,8 42 ,0 » 41 ,6 



4 heures 40 ,3 40 1 40 ,6 42 ,8 42 ,6 42 ,0 



4 heures .30 41 ,1 40 ,3 41 ,3 43 ,3 43 ,4 43 .3 



Maximun de la nuit » 43 ,4 43 ,2 43 ,G 43 ,7 » 



On remarque dans ce tableau qu'à partir de 3 heures, ia 

 température du bain s'élève environ de 3° à 4° dès 

 l'instant où la pression du gaz dans la canalisation, assez 

 peu variable dans la journée, est presque doublée dans la 

 soirée. 



C'est ce qui arrive à peu près pour tous les thermo-régu- 

 lateurs mis en communication directe avec des conduites 

 de gaz ; le régulateur Ghancel que je considère comme l'un 

 des plus fidèles accuse également une élévation de tempé- 

 rature pouvant aller jusqu'à 3" ; mais en interposant 

 un régulateur de pression, ces accroissements de la tem- 

 pérature du bain disparaissent à peu près complètement, 

 comme le tableau suivant en fait foi. 



