- 157 — 



Gomme on voit une ëlévalion graduelle de la température 

 ambiante de 8 à 10° se montre sans effet sensible sur le bain.. 



Mais où se manifeste la supériorité du thermo-régulateur,, 

 couple zinc-verre ou zinc-porcelaine, c'est dans le réglage 

 des températures élevées. Je me rappellerai toujours les 

 difficultés auxquelles je fus en butte à l'époque où j'étudiai 

 les bacilles thermophiles; les Schœlesing résistaient peu de 

 temps à 10-12°, les régulateurs à air perdaient leur pres- 

 sion, les membranes du régulateur d'Arsonval ne fonction- 

 naient déjà plus au bout de 48 heures. Seuls les thermo- 

 régulateurs de Reichert et de Ghancel me rendirent quelques 

 services, sans toutefois mettre les bains à l'abri d'oscilla- 

 tions de température assez fortes dépassant le degré de 

 chaleur maximum que pouvaient supporter quelques bac- 

 tériens. Voici quelques exemples montrant l'exactitude que 

 comporte le thermostat verre et zinc. 



Tableau IV. — [Zinc = O^âo cent., avec régulateur Moitessier) 



Expérience I Expérience II 



Heures des lectures 13nov. 14nov. ISnov. 25nov. 26nov. 27 nov. 28nov. 29 nov. 



11 heures. . . 58°,8 58°. 2 38°, 4 70°,9 70°,7 71°, 1 70°,8 70°,9 



Midi 58 ,4 58 ,2 58 ,3 70 ,9 » 71 ,2 70 ,4 70 ,9 



1 heure. ... 58 ,8 58 ,2 58 ,1 71 ,0 70 ,9 71 ,2 70 ,9 70 ,9 



2 heures. ... 58 ,5 58 ,5 58 ,4 71 ,3 71 ,0 71 ,5 70 ,6 71 ,0 



3 heures. ... 58 ,6 58 ,7 58 ,6 » 70 ,8 71, 2 70 ,8 70 ,9 



4 heures. ... 58 ,9 58 ,6 58 ,6 71 ,5 70 ,7 71 ,3 » 70 ,8 

 4 heures 30. . 58 ,6 58 ,9 58 ,5 71 ,2 71 ,1 71 ,2 70 ,9 71 ,0 

 Max. delà nuit. 58,959,038,8 71,471,371,2 » 71,2 



Avec les tubes de porcelaine, ces écarts sont encore con- 

 sidérablement diminués, j'estime donc que les régulateurs 

 que j'étudie présentent des qualités sérieuses qui les fercnt 

 aisément accepter dans les laboratoires. 



Par suite d'un travail qui se produit parfois sous l'in- 

 fluence de la compression et qui s'observe surtout quand 

 les couteaux sont à arêtes trop vives, on peut voir la tempé- 

 rature du bain baisser de quelques degrés au bout de 

 quelques jours ; il me suffit d'ailleurs de signaler ce défaut, 

 pour qu'on cherche à y apporter remède. A son entrée et 

 à sa sortie de la région comprimée, le tube de caoutchouc 



