— 243 — 



de la branche L du levier qui agit en sens inverse sur les 

 conduites élastiques T et T'. 



Je n'ai pas à revenir sur la façon dont on règle la tempé- 

 rature d'un bain par l'écrasement unique d'une conduite ; 

 cette question a été étudiée dans le numéro précédent des 

 Annales de Micrographie, tome III, page 151 ; il suffit de se 

 rappeler que la compression directe utilisée dans le premier 

 régulateur qui a été décrit peut être ici, à la volonté de 

 l'observateur, doublée, triplée ou quintuplée, selon les 

 nécessités de l'expérimentation. 



Pour maintenir un bain à un degré de chaleur inférieur 

 à la température de l'atmosphère ambiante, il faut avoir à 

 sa disposition une source de froid capable d'agir effica- 

 cement sur l'enceinte à refroidir; il faut, en un mot, que 

 quand la température du bain s'élève, l'agent frigorifique 

 puisse arriver avec plus d'abondance et se prêter comme 

 le gaz à éclairage à l'établissement d'un équilibre entre le 

 refroidissement et le réchauffement par l'atmosphère 

 ambiante. La dilatation des métaux peut être utilisée dans 

 ce but. En effet, lorsque la température monte, les métaux 

 se dilatent et, si un appareil est disposé (voir figurée 1, 

 tube T) de façon à ce que cette dilatation soit transformée 

 en une décompression, le problème paraît résolu. 



Examinons un instant quelle est l'action d'une décom- 

 pression sur un tube élastique parcouru par un courant 

 d'eau soumis à des pressions variables. 



Le diagramme (fig. 2) exprime la marche de ce phéno- 

 mène ; on remarque dans les exemples choisis exprimés 

 parles courbes AB, AG et AD que l'effet le plus utile est 

 produit quand la décompression part de 0""",2 et va à 

 0'"'",5. 



Dans la courbe AB, pour une décompression de 1/3 de 

 millimètre, le volume de l'eau débitée passe de 5 litres à 

 30 litres à l'heure (P = 0"\98 d'eau). 



Dans la courbe AO, une même décompression accuse le 

 passage de 3 litres à 18 litres à l'heure (P = 0'",44 d'eau). 



Enfin la courbe AD indique une augmentation de débit 

 de 11 litres (P = O^.gS d'eau). 



Prenons le premier exemple qui nous est fourni par la 

 courbe AB ; le tube de caoutchouc qui a servi à cette 



