NOUVEAUX REGULATEURS 



BASÉS SUR LA DILATATION DES MÉTAUX SOLIDES 



Par le D' P. MIQUEL 



C'est en 1877 que j'ai fait construire un premier régu- 

 lateur basé sur l'inégale dilatabilité des substances solides. 

 Mon choix se porta d'abord sur le zinc et le marbre, liés de 

 façon à pouvoir distribuer séparément ou simultanément le 

 cbaud et le froid. 



Cet appareil, on se le rappelle, fut d'abord employé pour 

 régler les étuves de grandes dimensions ; on en trouvera 

 la description dans V Annuaiy^e de V Observatoire de Mont- 

 souris pour l'an 1888, et dans le tome I deces^nna/^^.Dans 

 X Annuaire de VOhsertmtoire de Montsom^is pour 1889, 

 j'ai produit les diagrammes fournis par un enregistreur 

 de MM. Richard, placé au sein même de l'éluve, à côté de 

 cet instrument. J'insistai, également alors, sur la nécessité 

 de ventiler par de nombreuses ouvertures les étuves d'un 

 grand volume, afin d'obtenir le minimum d'écart entre les 

 températures de l'air des divers points de l'enceinte qui était, 

 dans le cas considéré, simplement séparée de l'atmosphère 

 ambiante par des carreaux de verre. Ce régulateur, installé 

 dans mon laboratoire, fonctionne depuis trois ans ; durant ce 

 temps il a fait preuve d'une grande fidélité, et à l'heure 

 actuelle je n'ai pas encore changé le tuyau de caoutchouc 

 primitivement placé entre le plan et le couteau compresseur. 

 Jamais, encore, la couronne de becs de gaz qui maintient la 

 température à 30° ne s'est éteinte, car cet instrument, de 

 même que ceux que j'ai fait construire d'après le même pri- 

 ncipe, a la précieuse qualité de ne pas exiger de becs veil- 

 leuses ou d'orifices de sûreté. Si, par accident, le gaz est 

 interrompu en dehors del'appareil, pendant le refroidissement 

 le couteau comprime, en sens inverse, la conduite de caout- 

 chouc qui amène le combustible et l'obture totalement. 



