— 364 — 



Gel instrument, très simple, cependant difficile à bien 

 construire, possesseur d'un excès de sensibilité inutilisable 

 a été, comme on l'a vu, simplifié considérablement ; c'est 

 ainsi que les leviers ont pu être supprimés, et que le régu- 

 lateur s'est trouvé séduit à deux tiges d'inég-ale dilatabilité 

 placées côte à côte, tels que verre, cristal et zinc ; fer et 

 zinc pour les instruments d'un mètre de longueur, ou 

 encore verre, porcelaine, faïence et zinc pour les régula- 

 teurs de hauteur moindre. 



J'ai toujours poursuivi l'idée d'appliquer cet instrument 

 au réglage des bains-marie ou des bains divers employés 

 dans les laboratoires de chimie et de bactériologie, beau- 

 coup plus difficiles à maintenir à une température invariable 

 que les étnves à air de vaste dimension. En elïet, plus la 

 masse de la substance à maintenir à une température fixe 

 est faible, plus on éprouve de la difficulté à la conserver à 

 un degré de chaleur stationnaire. 



J'ai commencé dans le tome actuel de ces Annales, la 

 description d'instruments de réglage dont la simplicité et 

 le bon marché ne semblent pouvoir être dépassés. 



Ces instruments sont formés: d'une barre de zinc de 0'", 25 

 à 0'",30 qui s'engage dans un tube de verre ou de porce- 

 laine fermé à une extrémité et qui vient écraser de son 

 excès de dilatation sur la substance la moins dilatable le 

 tube destiné à conduire le combustible, dirigé entre un 

 plan mobile à volonté et le biseau du zinc. Que la capacité 

 du bain soit de 20, 10, ou de 5 litres, que les températures 

 auxquelles on veut régler soient 50°, 100°, 200°, 300°, les 

 variations des bains sont tellement faibles qu'au bout d'un 

 mois l'écart entre la température initiale et la température 

 alors observée n'est pas sensiblement appréciable quand on 

 se sert du gaz à éclairage fourni sous une pression constante. 

 Avec les alcools substitués au gaz, on obtient les mêmes 

 résultats. 



Quelques précautions doivent être prises pour assurer le 

 bon fonctionnement de ces appareils lorsqu'on use de tubes 

 de caoutchouc. Au-delà de 100°, on doit remplacer ces 

 derniers tubes par des tubes métalliques élastiques à section 

 fusiforme ou par tout autre système d'obturation capable 

 de diminuer l'accès du gaz ou des liquides combustibles. 



