— 360 — 



Pour rendre plus facile el plus promple la transmission 

 de la chaleur du bain au zinc du régulateur, j'ai pour habi- 

 tude de remplir l'espace annulaire qui sépare la face inté- 

 rieure du tube de verre de la face du barreau de zinc avec 

 de la vaseline fondue ; cette couche protèj^e le zinc de la 

 carbonatation et facilite en outre les glissements aux points 

 de contact. 



Pour le réglage des grandes étuves à air, j'ai dit qu'on 

 pouvait utiliser des tubes de cristal de 1 mètre ou mieux 

 encore des tubes de fer, dont le coefficient de dilatation 

 (0'"'",011G) se rapproche beaucoup de celui du verre 

 (0""",008). Ces régulateurs deviennent ainsi peu encom- 

 brants et peuvent être placés verticalement dans les étuves 

 à côté des colonnes qui supportent les étagères. Tous 

 doivent être munis d'un couteau latéral, fixé au zinc, agis- 

 sant en sens inverse, afin d'obtenir, en cas d'extinction acci- 

 dentelle, l'écrasemement de la conduite de caoutchouc 

 amenant le gaz. 



J'ai, de même, précédemment annoncé que mes régula- 

 teurs se prêtaient à la distribution des combustibles liquides 

 de diverses natures. Cette question m'a, en effet, occupé 

 pendant de longs mois et je dois ajouter que j'ai été dans 

 ces études abreuvé de nombreuses déceptions, tant il est 

 vrai qu'il y a loin entre une idée théorique et sa réalisation 

 pratique. Les pétroles lourds ou légers, les huiles, les 

 essences diverses m'ont forcé de proscrire dans ces 

 recherches les tubes si commodes de caoutchouc qui, sous 

 leur action, se gontient et deviennent en très peu de temps 

 tout à fait hors d'usage. De plus, les pétroles, l'essence de 

 térébenthine et les autres hydrocarbures charbonnent les 

 mèches avec tant de rapidité, produisent même avec les 

 appareils fumivores des odeurs si désagréables que j'ai été 

 très longtemps arrêté dans mes travaux. Aujourd'hui 



Durant les 27, 28 et 29 janvier, c'est-à-dire pendant trois jours, la température 

 du bain est montée environ de t°,5; mais à partir de ce moment jusqu'à la fin de 

 février, la température du baiif est restée à peu près invariable. Cette expérience 

 est d'autant plus intéressante qu'il est rare que les régulateurs dont on use dans 

 les laboratoires soient d'une fidélité aussi grande ; à la fiu de mars, la température 

 du même bain étaitégnleà 63°, en moyenne: aujouid'bui, au moment oii j'écris, 

 2 mai, la moyenne de la température du môme bain est de 62°, 2. Cette chute de 

 1° Bit due à l'eucrassemeut des orifices par où s'échappe et brûle le gaz. 



