SUR QUELQUES 

 MÉTHODES DE LA MICROGRAPHIE MODERNE 



Par G. F. D0WDE5WELL 



Dans une analyse d'un de mes travaux publiés dans ces 

 Annales (1), qui a paru dans le Centralblatt fui' Bactério- 

 logie (2), l'auteur met en doule mes observations au sujet 

 de l'éclairage direct par la lumière réfléchie. Gela tient 

 peut-être à ce que les méthodes de manipulation adoptées 

 aujourd'hui par les micrographes expérimentés ne sont 

 pas généralement connues et il m'a semblé qu'il ne serait 

 pas sans intérêt d'en donner une courte description, d'autant 

 plus qu'à ma connaissance du moins, ces procédés n'ont 

 jamais fait l'objet d'un travail d'ensemble. Les rares 

 articles qui s'y rapportent sont disséminés dans diverses 

 revues, principalement en Angleterre et en Amérique. 

 Point ne sera besoin de décrire en détail les instruments 

 usités et les méthodes de technique courante que l'on trouve 

 dans tous les manuels modernes de micrographie. 



I. — Le sujet qui doit tout d'abord nous occuper est la 

 source de lumière destinée à l'éclairage. Pour les grossis- 

 sements faibles et moyens, c'est-à-dire pour ceux de 4 à 

 500 diamètres, la lumière diffuse du jour, réfléchie de pré- 

 férence sur des nuages blancs, est suffisante. Pour les 

 grossissements de 200 diamètres et au dessous qui peuvent 

 être appelés grossissements faibles, l'on peut se servir du 

 miroir plan ou concave sans condensateur. Lorsqu'on se 

 sert au contraire de grossissements supérieurs à 4-500 dia- 

 mètres, il est nécessaire d'avoir recours à un condensateur 

 achromatique car la lumière diffuse du jour n'est pas suffi- 

 samment brillante pour éclairer un objet sous les forts 

 grossissements. Elle est en elfet constituée par des rayons 



(1) T. II, 1890, p. 377. 



(2) VIII, Bd. 1890, p. 263. 



