— ilti — 



maisacluellementsa maison Zeiss et C'% le construit achro- 

 matique et à immersion dans l'huile de cèdre, bien que je 

 pense qu'il soit très fréquemment employé à sec ; si quel- 

 qu'mi veut essayer l'effet produit par l'emploi de l'immer- 

 sion sur un test-objet délicat il saisira immédiatement 

 l'importance que l'on doit donner à ce point. En résumé, 

 je puis dire que l'importance des qualités et de la manœuvre 

 du condensateur est seulement proportionnelle aux pro- 

 priétés de l'objectif lui-même. 



Le condensateur le plus parfait est un objectif de même 

 composition que celui qui est porté sur le tube. Quelque 

 soit son gTOSsissement, son ouverture doit être largement 

 égale à celle de l'objectif. Gela peut nécessiter l'emploi 

 de glaces minces à la place des porte-objets habituels, mais 

 €6 n'est pas là une réelle difficulté. Pour monter un objectif 

 sous la platine du microscope il faut un adaptateur spécial 

 que livrent certains constructeurs. 



Le condensateur doit présenter également, comme l'ont 

 reconnu les auteurs les plus compétents en cette matière, 

 un angle d'ouverture (NA) au moins aussi grand que 

 celui des objectifs avec lesquels on l'emploie. Ces condi- 

 tions le rendent plus coûteux mais ne sont pas les moins 

 essentielles. La première chose à faire, lorsqu'on se sert 

 du condensateur, est de le centrer soigneusement. Gela 

 s'obtient au moyen de vis adaptées au porte-condensateur, 

 vis dont tous les instruments devraient être munis. Le cen- 

 trage peut s'obtenir approximativement avec un faible gros- 

 sissement en se servant d'une petite calotte percée d'une 

 petite ouverture centrale et placée sur la lentille supérieure 

 du condensateur. Cette calotte est livrée d'habitude avec 

 l'instrument. A son défaut on arrivera, mais avec moins de 

 précision, au même résultat en se servant de la plus petite 

 •ouverture du diaphragme du condensateur en conduisant 

 par les vis de centrage l'image de cette ouverture au centre 

 du champ de vision. Pour en obtenir une image nette il 

 faut changer quelque peu le foyer, de sorte qu'après avoir 

 centré l'image de la flamme ou tout autre objet employé 

 l'on devra encore mettre au point sur l'objet placé sur la 

 platine. Déplus, le centrage doit être effectué pour chaque 

 objectif aussi exactement car ils sont rarement centrés. 



