— 495 — 



Un condensateur sans mise au point ou sans centrage 

 facultatif est un véritable anachronisme (1). 



Le dernier point relatif au condensateur qui me reste 

 à traiter ici est qu'avec les objectifs à immersion homogène, 

 qu'ils soient apo ou achromatiques, il est absolument essen- 

 tiel de l'employer également à immersion. C'est un point 

 souvent négligé par les auteurs qui traitent ce sujet et qui est 

 cependant d'une importance capitale, ainsi que j'ai pu m'en 

 convaincre récemment en examinant quelques nouveaux 

 objectifs. Un objectif à immersion, homogène qui, avec le 

 condensateur à immersion donnait une image parfaite 

 d'un test-objet ne donnait plus rien de bon avec le con- 

 densateur employé à sec. Le condensateur Abbe ordinaire, 

 très perfectionné aujourd'hui et très généralement répandu, 

 peut être employé à immersion. 



Je présume que le but et le souci de ceux qui parcoure- 

 ront ce travail est de progresser, c'est-à-dire d'accroître 

 leur connaissance de la forme et de la structure des petits 

 objets naturels et en parlant des test-objets je n'entends les 

 considérer que comme un moyen d'affirmer le pouvoir de 

 nos appareils, de nos instruments et de nos méthodes tech- 

 niques. Mon intention n'est point de décrire ici les test- 

 objets employés pour apprécier les qualités fondamentales 

 des objectifs. Ils relèvent de la technique micrographique 

 élémentaire et sont décrits dans tous les manuels classiques. 



Quelque soit le test-objet choisi il est nécessaire d'être 

 quelque peu familiarisé avec l'aspect de la meilleure image 

 qu'il peut donner et d'être au courant de la meilleure com- 

 binaison optique ainsi que de la disposition qu'il réclame. 



L'écaillé de la Podicra plumbea et celle du Lepidocystis 

 lo)ir/icoUi.ssont^ comme ils l'étaient jadis, les test-objets pres- 

 qu'universellement employés par les opticiens microgra- 

 phes ; ils constituent à mon avis de très bons test-objetspour 

 apprécier les qualités générales d'un objectif. L'aspect de 

 l'image critiquement correcte telle qu'elle est donnée par 



(1) L'imporlance d'une mise au point sérieuse du comlensaluur est si impurlauie 

 que certains constru'ieurs y ont ajouté dans ce but une vis micromélrique, en 

 outre de la crémaillère ordinaire. Bien que ce perfectionnement ne soit pas abso- 

 lument essentiel il facilite beaucoup la mise au point et peut être considéré 

 comme utile. 



