— 499 — 



de 30 millimètres de distance focale par exemple doiine de 

 80 à plus de 1,000 et même 3,000 diamètres, selon qu'on le 

 désire. Une autre bonne preuve de leur excellence est 

 fournie par l'épreuve que nous avons indiquée plus haut. La 

 définition qu'ils donnent d'un objet placé en dehors du 

 microscope ne diminue pas par les plus forts grossissements, 

 ainsi que cela se produit avec tous les anciens systèmes. 



Tout récemment, et alors que la majeure partie de cet 

 article était rédigée, j'ai eu entre les mains le dernier chef- 

 d'œuvre de MM. Abbe et Zeiss. C'est un apochromatique à 

 immersion de 25 millimètres la distance focale et d'une 

 ouverture de 1,60, qui dépasse de beaucoup tout ce qu'on 

 aurait pu en attendre vraisemblablement. Ses qualités 

 optiques sont admirables ; il définit et résout les petites 

 structures d'une manière absolument sans précédent, que 

 l'on ait affaire aux striations des plus fines diatomées, à la 

 structure de quelques microbes (Schizophytes), à des prépa- 

 parations colorées comme d'habitude ou non colorées. 

 Cette opinion est confirmée par quelques photomicrographies 

 incomparables faites à la lumière solaire — éclairage cen- 

 tral ou axial ou extrêmement oblique — par M. Thomas 

 Comber, dontj'aidéjà cité le nom. Ces photographies donnent 

 des détails d'une façon absolument supérieure à tout ce que 

 j'ai vu jusqu'ici. Quelques accessoires sont nécessaires pour 

 l'utiliser avec un plein succès : couvre-objets en flint d'un 

 haut pouvoir réfringent (1,72) fabriqués à léna ; pour 

 l'immersion, naphthaline monobromée, ou tout autre liquide 

 ayant un indice de réfraction aussi élevé, pas moins de 1,6. 

 Les milieux de montage doivent être également très réfrin- 

 gents. Ces conditions sont peut-être nouvelles, mais elles ne 

 constituent pas une difficulté et se réalisent aussi facilement 

 que quand on se sert de l'huile de cèdre et du baume du 

 Canada, familiers à tous ceux qui font de la microbiologie. 



Les détails de ce système d'objectif sont donnés dans une 

 note de D' Czaski en faveur de MM. Abbe et Zeiss dans le 

 Zeitschr. f. lois^en. Mikroskopie, Bd. VI, Hft. 4, S. 417- 

 22, 1889. Je me suis servi de cet instrument avec la plus 

 grande satisfaction, il a plus que pleinement rempli les 

 promesses qu'en a faites M. Abbe qui l'a présenté dans le 

 but scientifique de démontrer ce qu'il était possible défaire 



