— o04 — 



qu'on doit utiliser. Ce vase trop-plein T est situé à peu 

 près à 1 mètre de hauteur ; leau qui y arrive en excès 

 tiagne Tentonnoir V, l'eau nécessaire au refroidissement 

 passe parle tube opposé, se rend au robinet R', qui gou- 

 verne le débit; puis, tombant dans l'entonnoir E, parcourt 

 successivement les cases A, B, C, D de la cuve et se rend 

 finalement dans l'entonnoir ^^ La case choisie pour donner 

 le plus fort degré de chaleur est munie d'une couronne G 

 percée de trous, alimentée par du gaz à éclairage dont 

 l'écoulement est réglé par un thermo-régulateur Z. Nous 

 aurons à peu près tout dit sur ce bain, en ajoutant que 

 chaque case peut recevoir un support métalliques approprié 

 pour maintenir sous l'eau plusieurs cultures t, t\ t". 



III 



Voici maintenant le parti qu'on peut tirer de ce système. 



Prenons le cas où aucune source de refroidissement 

 n'est dirigée à travei's le bain; le tableau suivant qui rap- 

 porte les lectures thermométriques faites pendant 2 jours 

 surdesthermomMresexactemenlplacés au centre des cases 

 nous montrent qu'en l'absence d'un courant d'eau réfrigé- 

 rant les températures acquises par l'eau des cases B, G et 

 D sont respectivement, égales à Sô^S, 32% 1 et 28", 6, 

 quand la case A directement chaulï'ée manpie 42", 7 ; ce qui 

 établit que le refroidissement par l'air ambi^^nt (temp.moy. = 

 15") suffit pour produire un écart de 14" entre la première 

 et la dernière case. 



d 30 » 38 1 27 3 20 2 17 8 



