SUR UNE POMPE A MERCURE 



UTILISABLE POUR L'ANALYSE MICROSCOPIQUE DE L'AIR 



Par le D' P. MIQUEL 



L'un des premiers temps de l'analyse microscopique des 

 atmosphères libres et confinées consiste à amener un volume 

 d'air parfaitement déterminé, à travers les appareils propres 

 à retenir tous les corpuscules errants dans ces atmosphères. 

 Depuis les belles recherches du D' Maddox effectuées avec 

 les aéroscopes automatiques fonctionnant sous l'action du 

 vent, les auteurs qui l'ont suivi dans cette voie, féconde en 

 résultats intéressants, ont employé divers instruments pour 

 se procurer une aspiration tantôt lente et continue, tantôt 

 rapide et de courte durée, suivant les cas et les exigences 

 de l'expérimentation. 



M. Pasteur s'est servi d'une trompe à eau dès l'année 

 1860, beaucoup l'ont imité en changeant uniquement le 

 modèle primitif de cet appareil ; pour ma part, j'emploie, 

 depuis 16 ans, les trompes à eau, et je ne connais pas d'ins- 

 truments dont le fonctionnement soit plus régulier ; elles 

 ont cependant le défaut d'être malaisément transportabîes, 

 de ne pouvoir marcher que dans l'intérieur des laboratoires 

 quand l'hiver est rigoureux ; de plus, elles exigent l'emploi 

 d'un volume d'eau assez élevé, 50 à 60 litres pour l'aspi- 

 ration d'un mètre cube d'air. 



On peut encore employer pour le même usage l'aspira- 

 teur-coiTipteur, machine précieuse là où l'eau fait défaut, 

 pour les expériences de peu de durée, mais très lourde et 

 exigeant une installation spéciale. 



Viennent ensuite les pompes que M. de Freudenreich a 

 employées bien avant M. Pétri, elles exigent malheureuse- 

 ment l'intervention fatigante de l'opérateur. 



Citons encore les aspirateurs à eau d'après les modèles 



