— 515 — 



minute, ce qui porte, quand la cloche peut aspirer 40 centi- 

 mètres cubes, le volume d'air à iOO centimètres cubes à la 

 minute, soit à 21 litres d'air à l'heure, chiffre qui représente 

 à peu près le débit d'air d'une petite trompe à eau. 



Pour alléger l'appareil et diminuer la quantité de mercure 

 à placer dans les récipients P, P [voiv fig. 1 et 4), je fais 

 pénétrer la base de ces cylindres par un second cylindre 

 creux V qui occupe la place d'une quantité de mercure 

 inutile au fonctionnement de Tinstrument ; enfin, le mouve- 

 ment d'horlogerie porte un compteur de tours pour les 

 expériences que je me propose de faire sur la relation qui 

 peut exister entre le nombre de coups de pompe et le volume 

 de l'air aspiré. A moins d'opérer dans des conditions iden- 

 tiques de pression, je ne crois pas a priori qu'une simple 

 lecture de ce compteur puisse servir à déterminer le vo- 

 lume exact de l'air aspiré; j'ai observé, en effet, que, si 

 l'air est forcé de traverser des bourres de coton serrées, 

 des colonnes un peu élevées de sulfate de soude granulé, 

 employé comme filtre soluble, la quantité de l'air aspiré est 

 bien moins grande que lorsqu'on pratique un barbottement 

 à travers une couche d'eau peu profonde. Du reste, je ne 

 pense pas qu'on puisse dans une expérience sérieuse se 

 passer des compteurs à gaz secs ou humides, mais il est 

 regrettable que l'industrie n'en n'ait pas encore fabriqué 

 de plus portatifs que ceux qu'elle met actuellement en vente. 



J'ai donné comme exemple de moteur de ma pompe à 

 air, les mouvements d'horlogerie qui peuvent la faire 

 fonctionner en tout lieu , mais il est clair qu'elle peut être 

 attelée à une force quelconque engendrée par une turbine 

 ou autres appareils capables de déterminer un mouvement 

 circulaire. 



