— 566 — 



sublimd, qui n le grand inconvcniont do n'nf^ir que rolnti- 

 vemont Icnloment cl d'altérer rapidement les aii^iiilles. 



Il faut en outre enlever par l'alcool et l'ctlicr les traces 

 de la solution ; le procédé est long et délicat ; il doit être 

 fait immédiatement avant l'usage, ce qui complique encore 

 son emploi. 



Nous avons vu que la vapeur sous pression et même 

 sans pression attaque rapidement les aiguilles, les rouille, 

 obstrue la lumière de la canule, de telle façon que ce pro- 

 cédé n'est pas non plus applicable, à moins de stériliser à 

 part les seringues et les aiguilles en employant deux pro- 

 cédés de stérilisation différents. 



La cuisson dans l'eau de soude à Ip. 100 est une méthode 

 simple, sûre et facile à employer. Elle a toutefois l'incon- 

 vénient de devoir être employée immédiatement avant 

 l'usage, de laisser dans la seringue une substance qui 

 n'est pas indifférente et de ne pas permettre l'emploi au 

 bout du cylindre de verre d'une bourre de colon destinée 

 à filtrer l'air. 



La chaleur sèche, au contraire, est une excellente 

 méthode, très sûre quand elle est bien appliquée, mais diffi- 

 cile à bien appliquer à cause de la répartition inégale de 

 la température dès que le volume d'air à chauffer est un 

 peu grand. 



Une autre difficulté dans l'emploi des seringues résulte 

 du fait que, soit dans la pratique chirurgicale, soit dans la 

 bactériologie, il faut refaire la stérilisation pour chaque 

 nouvel usage, ou avoir une série de seringues, les deux 

 alternatives étant également malcommodes ou coûteuses. 



La démonstration de l'insuffisance de l'action rapide du 

 sublimé m'a fait renoncer au procédé du sublimé-alcool- 

 éther, et j'ai été amené à construire un appareil qui me 

 permet d'avoir toujours à ma disposition et absolument 

 stérile, le matériel nécessaire cà un grand nombre d'inocula- 

 tions ou de ponctions. 



Pour cela, il m'a paru nécessaire d'adapter à un appa- 

 reil aspirateur unique qu'il n'est point nécessaire de stéri- 

 liser un certain nombre de seringues stérilisables <à part et 

 pouvant se conserver telles. 



J'ai dans ce but toute une série de cylindres de verre 



