— ^{)1 — 



fïradiiés, do la confenoiice do 1 à 10 centimotrcs cubes, 

 iiiiiiiis ou avniild'niguillesdo calibres diiTorents et on arriôre 

 d'une bourre de ouale (f/g. 3 F; f'ig. 2). 



Leur bon marché, 1 fr, à i fr. 20, permet d'en avoir un 

 grand nombre. Ils peuvent s'adapter soit à l'appareil aspi- 

 rateur que j'ai décrit [loc. cit.), soit aux appareils dont je 

 donne la description ci-dessous. 



Fig. 1. — Appareils représentés à 1/3 de leurs grandeurs naturelles. 



Le premier de ces appareils est représenté dans la figure 1 

 et a été exécuté par Walter-Biondettis, à Bàle. Il se com- 

 pose d'une seringue A qui n'a pas besoin d'être désinfectée. 

 Le piston en cuir doit très exactement fonctionner et sa tige 

 A a reçu des encoches qui permettent de la fixer à tel 

 endroit que l'on veut et fait ainsi du corps de pompe un 

 réservoir à air comprimé ou raréfié. 



Le corps de la seringue se termine par un robinet B et 

 un pas de vis G. 



Le robinet est disposé de telle façon qu'on peut à volonté 

 interrompre la communication entre le corps de pompe et 

 l'extérieur ou l'établir soit par le trou se trouvant au centre 

 du pas de vis G, soit par le trou D. 



Sur le pas de vis G on visse le robinet E sur lequel 



