— 568 — 



s'adapte la pièce II. Cette dernière pièce sert à serrer le 

 cylindre I contre la partie correspondante du robinet E. 

 Dans la figure 1, on voit cette pièce H divisée et renfer- 

 mant le cylindre gradué pour 1 centimètre cube, tandis 

 que la pièce H de la figure voisine de la pompe renferme 

 un cylindre gradué pour 10 centimètres cubes. 



Le fonctionnement de l'appareil est le suivant : le cylindre 

 de verre, de 1 ou 10 centimètres cubes suivant le besoin, 

 conservé stérilisé avec son aiguille dans une éprouvette 

 fermée avec de la ouate, est introduit dans la pièce H, puis 

 cette dernière vissée au robinet E et le robinet E sur le 

 pas de vis G. 



Si l'on veut aspirer directement on ouvre les deux robi- 

 nets ; si l'on veut avoir une main libre, on ferme les robinets, 

 fait le vide dans le corps de pompe en fixant la tige A au 

 terme de son excursion, ouvre le robinet D puis on règle 

 la durée de l'aspiration et son intensité au moyen du robi- 

 net E. 



Le trou D du robinet fixé à l'appareil aspirateur permet 

 d'établir la communication entre l'intérieur du corps de 

 pompe et l'extérieur indépendamment du cylindre-serin- 

 gue I. On pourra ainsi renouveler l'aspiration ou la com- 

 pression pendant une ponction ou une injection. 



Cette seringue présente sur l'appareil précédemment 

 décrit l'avantage de former un tout facile à manier d'une 

 seule main, tandis que l'autre main servira à faire jouer les 

 robinets. 



Elle est spécialement destinée aux ponctions explora- 

 trices ou aux injections médicamenteuses dans le service 

 clinique. Je l'emploie aussi pour l'usage du laboratoire, 

 quoique là elle puisse être remplacée par un autre appareil, 

 quand on a à sa disposition une soufflerie par forte pres- 

 sion d'eau. 



Ce dernier dispositif est représenté dans la figure 2, 



Un Y en verre met en communication, au moyen de tubes 

 de caoutchouc, la seringue, le tube aspirant et le tube 

 soufflant de la soufflerie. 



Une pince-burette de Scheibler isole le cylindre-seringue. 



Des pinces à arrêts servent, par leur ouverture ou leur 

 fermeture, à produire l'aspiration ou la compression. Dans 



