— o70 — 



et suffisamment fncilo à exécuter pour pouvoir Atre confié 

 au personnel du service clinique ou du lalx^rnloire. 



La stérilisation à l'air chaud seule réunit la plupart de 

 ces qualités. Il fallait cependant trouver le moyen d'obtenir 

 une répartition suffisamment égale de la température entre 

 les éprouvettes et de maintenir la température au degré 

 voulu. 



Le premier but pouvait être atteint par un bain de paraf- 

 fine liquide, le second par un thermo-régulateur. 



Je donne ci-dessous la description de l'appareil. La 

 figure 3 le représente au sixième de la grandeur naturelle. 

 Il a été exécuté par Ruef, à Berne. 



Le support A maintient à 20 centimètres de hauteur le 

 réservoir B de 9 centimètres de côté sur 25 centimètres de 

 hauteur. 



Ce réservoir est rempli aux trois quarts avec de la paraf- 

 fine liquide. 



La face supérieure n'est traversée que par une bande de 

 cuivre G de 2 centimètres de large, laissant d'un côté une 

 ouverture rectangulaire de 3 sur 9 centimètres, de l'autre 

 une ouverture de 4 sur 9 centimètres. 



La bande de cuivre supporte deux tubes percés à leur 

 partie inférieure et dont l'un G sert à supporter le thermo- 

 mètre, et l'autre E le thermo-régulateur de Reichert. 



La vis de réglage du thermo-régulateur permet de porter 

 la température au degré voulu où elle reste ensuite 

 constante. 



Les éprouvettes renfermant les cj^lindres-seringues avec 

 leurs aiguilles [fig. 3, F) sont placées dans de petits sup- 

 ports H qui entrent dans les ouvertures de la face supérieure 

 du récipient. 



Les éprouvettes sont bouchées au moyen d'une bourre 

 de ouate bien serrée. 



Une tringle I passant dans deux anneaux au-dessus du 

 support obligent les éprouvettes à plonger dans la paraffine. 



En plaçant un thermomètre à travers les bourres bou- 

 chant l'éprouvette et la base du cylindre-seringue, on peut 

 constater que la température du bain de paraffine est trans- 

 mise en 5-10 minutes à l'intérieur du cylindre, en restant 

 toutefois de 3-5° au-dessous de celle du bain. 



