— 86 — 



les indications de M. Borrel. Chaque tube est muni d'un 

 capuchon en verre pour éviter les poussières et, autant que 

 possible, l'évaporation. 



Lorsqu'on veut se servir du bouchon porte-lames, on 

 fixe les lames par la méthode que l'on juge préférable 

 (généralement par l'albumine de Mayer et la chaleur), puis 

 on introduit six lames dans les pinces du bouchon et l'on 

 commence de suite les manipulations : enlevage de la 

 paraffine par le xjlol, alcool absolu, alcool à 90 degrés colo- 

 rants, etc. Tous les procédés en usage peuvent aisément 

 s'appliquer au moyen de cet artifice. Les colorations obte- 

 nues de cette façon sont très homogènes, très régulières ; 

 les précipités, s'ils'en forme, tombent au fond du tube et ne 

 s'attachent pas aux lames puisqu'elles sont verticales. Les 

 changements de réactifs s'obtiennent simplement en portant 

 le bouchon garni de ses lames d'un tube dans un autre, et, 

 comme ces lames sont isolées les unes des autres, qu'elles 

 sont libres inférieurement, elles n'entraînent avec elles que 

 très peu du liquide dans lequel elles étaient plongées, et 

 quelques légères secousses les en débarrassent aisément. Il 

 suffit d'avoir soin que le niveau du liquide dans les tubes 

 soit assez élevé pour bien couvrir les coupes sans pénétrer 

 dans les pinces métalliques. 



Le petit accessoire dont je donne ici la description me 

 rend, depuis que je l'emploie au laboratoire de clinique 

 chirurgicale de l'hôpital Necker, de très grands services. 

 11 m'économise certainement 60 p. 100 du temps que je 

 dépensais auparavant à effectuer mes préparations. Ceux 

 qui ont eu si souvent l'occasion de regretter les moments 

 ainsi ravis au travail plus fructueux et moins mécanique 

 de l'observation proprement dite seront peut-être heureux 

 de l'expérimenter ; et c'est pour cette raison que je me suis 

 décidé à faire connaître un auxiliaire fort modeste, mais 

 en tout cas utile et, autant que je sache, nouveau. 



