— 70 — 



les exigences. Le constructeur qui arrivera à concilier le 

 bon marché à l'extrême bonté aura certainement bien mérité 

 des microg'raphes. 



Ernest Leitz, à W'etzlar (Allemagne) 



Cette maison a exposé huit microscopes destinés plus 

 particulièrement aux recherches médicales et technolo- 

 giques. Le microscope que l'on voit représenté dans la 

 figure 1 est le statif la de Leitz; c'est ce modèle que choi- 

 sissent de préférence les bactériologistes pour leurs 

 recherches journalières. Les statifs I ne sont ni plus beaux 

 ni plus élégants que ce modèle; ils ont cependant un aspect 

 plus monumental, et sont livrés, au gré de l'acheteur, avec 

 ou sans mouvement circulaire autour de l'axe optique. Le 

 statif la, figuré ci-contre, est dépourvu de ce mouvement, 

 mais il possède une platine circulaire tournante que l'on 

 peut centrer à volonté au moyen de vis dont une se voit 

 latéralement. Le tube de ce microscope est muni d'un revol- 

 ver pour trois objectifs ; le ta])e à tirage porte, gravées, les 

 divisions millimétriques ; il peut être actionné par une cré- 

 maillère pour la mise au point rapide, et une vis micro- 

 métrique pour la mise au point précise. Le chapeau de 

 cette vis micrométrique porte un cercle divisé, ce qui per- 

 met d'apprécier approximativement des dimensions des 

 objets en épaisseur. 



Ce microscope peut s'incliner sur une charnière portée 

 par un pilier carré implanté sur le pied en fer à cheval. On 

 peut lui adapter un éclairage Abbe, auquel il est loisible 

 de substituer, suivant les besoins, un tube soutenant un 

 diaphragme, un condensateur simple, ou un système 

 d'éclairage d'une autre nature. 



L'éclairage Abbe, associé ou non à un diaphragme-iris, 

 peut s'élever au moyen d'un mouvement à crémaillère, et 

 le diaphragme-iris peut être déplacé latéralement au 

 moyen d'un pignon agissant sur une crémaillère horizon- 

 tale. 



La monture du statif la, avec l'appareil d'éclairage Abbe, 



