— 76 — 



l'un concave, placé au niveau de la j^latine à gauche, et 

 mobile dans tous les sens de manière à envoyer un rayon 

 de lumière rasante ; l'autre, placé en face, à droite, et 

 incliné à 45", pour amener verticalement le faisceau lumi- 

 neux. L'image de l'extrémité de l'objectif éclairé vivement, 

 vient se projeter dans le petit miroir de droite et, d'un seul 

 coup d'œil, on peut s'assurer si l'objectif est ou non en 

 contact avec la préparation. 



L'appareil d'éclairage de ce microscope est monté pour 

 le mouvement rapide sur un système de coulisse mû par un 

 levier (reproduction de l'ancien grand modèle de la même 

 maison); en outre, il comporte une vis pour le mouvement 

 lent, afin de régler plus exactement la mise au foyer du 

 condensateur à grand angle. Ce condensateur peut être 

 remplacé instantanément par une bague portant à volonté 

 tous les autres moyens d'éclairage, diaphragme capillaire, 

 éclairage à fond noir, prisme de Nicol, etc. , il suffit pour 

 cela, de le déplacer latéralement, comme l'indique la 

 figure 2. Dans cette disposition générale, les miroirs restent 

 à la même place, c'est un avantage évident sur certains 

 microscopes étrangers, dont le condensateur et le miroir 

 sont solidaires. 



L'ensemble de ce microscope, avec tous ses accessoires 

 et ses o])jectifs, depuis les plus faibles jusqu'aux immer- 

 sions homogènes apochromatiques, constitue un instrument 

 de premier ordre, un véritable chef-d'œuvre de mécanique, 

 contenu dans une forte boîte d'acajou à coins en cuivre, et 

 garnie de velours à l'intérieur. 



La composition de ce microscope est la suivante : col- 

 lection de dix objectifs, n°* 1, 2, 3, 4, 5, 6, montés bas de 

 forme pour être employés avec le binoculaire ; un autre 6 

 et un autre 7, plus un 8 à sec, ces trois derniers montés 

 à correction ; ensuite, un n" 9 à correction et immersion à 

 eau ; enfin un 2 mm. apochromatique à immersion homo- 

 gène et à correction (ancien 11). 



Condensateur direct à grand angle d'ouverture avec pla- 

 tine de centrage mue par deux vis. — Revolver à trois 

 objectifs, quatre oculaires. — Goniomètre pour mesurer 

 les angles des cristaux. — Chambre claire, prisme redres- 

 seur. — Appareil de polarisation avec lame sensible de 



