— 78 — 



- Éclairage à fond noir. — Micromètre oculaire. 



— Micromètre objectif (100' de millimètre). — Lentille à 

 long foyer montée sur pied pour éclairer les corps opaques. 



— Accessoires de préparations, lames de verre, lamelles 

 minces. — Collection d'instruments de dissection : aiguilles, 

 scalpels, ciseaux, pinces fines, etc.. Les objectifs sont 

 enfermés dans des boîtes de maroquin et les accessoires 

 dans des compartiments spéciaux. 



Le prix de cet appareil complet est de 2 000 francs, 

 chiffre qui n'a rien d'exagéré, si on songe qu'on ne peut 

 se procurer le 1/50 de pouce de Powell et Lealand, qu'avec 

 une pareille somme. 



Le grand microscope pour laboratoire de bactériologie 

 (fig. 3) est aussi un bel instrument très solide, construit pour 

 les observations délicates avec tous les soins possibles. Les 

 mouvements lents et rapides sont semblables à ceux du 

 grand modèle n° 1, le condensateur à grand angle d'ouver- 

 ture et son diaphragme-iris sont montés d'une façon très 

 simple. Ce condensateur est porté par une sorte de lunette 

 actionnée par une vis à pas rapide B, qui permet de l'éloi- 

 gner de l'objet et de le faire descendre complètement pour 

 le faii'c descendre en dehors de la platine afin de changer 

 la partie optique du condensateur contre des diaphragmes 

 ou d'autres appareils d'éclairage. La bague qui peut rece- 

 voir ceux-ci se plaçant simplement à baïonnette, l'échange 

 se fait très facilement. Ces pièces sont toujours centrées. 

 Le mouvement pour écarter l'iris I hors de l'axe est déter- 

 miné par une vis tangente G, en contact avec une petite 

 rondelle R taillée pour lui donner un mouvement très rapide 

 du va-et-vient de l'axe du condensateur à la périphérie ; ce 

 dispositif nous paraît bien supérieur et moins encombrant 

 que les crémaillères emplo3^ées pour produire ce mouve- 

 ment horizontal. A l'usage, l'on trouvera que ces manœuvres 

 sont très commodes et très pratiques, et nous ne pouvons 

 que féliciter M. Nachet d'avoir étendu récemment ces heu- 

 reuses dispositions à tous ces instruments. 



Le prix de la monture du modèle A, c'est-à-dire du 

 microscope représenté dans la figure 3, sans objectifs ni ocu- 

 laires, est de 300 francs. Nous remarquons que le prix de 

 la platine mobile à charriot, si précise et si commode dans 



