— 84 — 



que la présence d'un miroir argenté, situé dans le fond du 

 tube vertical, puisse faire supposer une perte de lumière, 

 les expériences de Foucault prouvent qu'il n'en est rien. 

 Cet appareil, sous une forme compacte, représente un 

 développement de chambre noire égale à l'",80 de lon- 

 gueur. 



Un autre microscope, placé à côté de celui que nous 

 venons de décrire et utilisable pour les appareils photogra- 

 phiques à chambre horizontale, contient la disposition 

 (fig. 11), que nous avons réclamé, il y a dix ans, à M.Nachet 



Fia. 10. — Prisme à réflexion totale adapté aux appareils photomicrosrapliiqnes 

 de Nachet pour l'observation de la préparation. Ce prisme soulevé, comme 

 l'indique la figure, cesse d'intercepter les rayons qui vont alors produire 

 l'image sur la glace sensible. 



pour notre appareil photomicrographique de l'Observatoire 

 de Montsouris. Ce système, en effet, permet d'organiser la 

 recherche et l'éclairage de l'objet à photographier, de 

 façon à n'avoir presque plus rien à faire au moment du 

 tirage de l'épreuve, si ce n'est qu'à soigner, définitive- 

 ment, la mise au foyer sur le verre dépoli, soit à l'aide 

 d'une poulie de renvoi, ou, comme l'établit maintenant 

 M. Nachet, au moyen d'une tige terminée par un ressort à 

 boudin prévenant tout espèce d'à-coups dans la rotation 

 qu'on imprime, à distance, au bouton du mouvement lent. 

 La disposition optique qui permet de placer l'image de l'ob- 



