— 87 — 



homogène ce sont les N"' V), 10, 11 et 12 de 1/14 à 1/40 

 de pouce de foyers équivalents et de 1,20 à 1,30 d'ou- 

 verture numérique ; leur prix avec la correction oscille de 

 200 à 500 francs. Le 1/40 est remplacé maintenant par le 

 2 mm. apocliromatique (ouverture numérique = 1,35) 

 dont on dit beaucoup de bien. 



Le D"" van Heurck, si compétent et si impartial dans les 

 jugements qu'il porte sur les objectifs des divers construc- 

 teurs, s'exprime ainsi sur le N'' 10 à immersion homogène 

 de M. Nachet : 



« Cet objectif est, en réalité, un apochromatique, quoique 

 M. Nachet ne lui en donne pas le nom. Dans l'éclairage 

 axial, le Pi/gidium et \q Podura^oni nettement définis, et 

 le dessin est d'un beau noir et pur. Le 12*^ groupe de Nobert 

 est assez bien vu, le Pleurosigma est nettement défini, de 

 même que le bacille de la tuberculose, qui donne des images 

 très nettes. 



« Dans l'éclairage oblique, V Ainpliipleuïm est bien résolu, 

 mais la valve apparaît un peu déformée. Avec ajustage par- 

 fait de la correction, on parvient à voir le IQ*" groupe de 

 Nobert dans le médium jaune. La distance frontale de cet 

 objectif, de même que du précédent (N" 10 à immersion 

 dans l'eau, ON = 1,20), est notable, et le travail est com- 

 mode. )) 



Nos relations constantes avec la maison Nachet nous 

 gênent beaucoup pour faire suivre le compte rendu de son 

 exposition d'Anvers des réflexions flatteuses dont nous 

 aurions accompagné, certainement, ce compte rendu, si ces 

 réflexions avaient pu ne pas être taxées de complaisantes 

 par quelques esprits mal faits et peu bienveillants; aussi, 

 avons-nous laissé la parole à M. le D' van Heurck, qui sait 

 très bien, avec nous, que la maison Nachet est la première 

 de France qui a pu, seule, répondre, d'une façon plus que 

 satisfaisante, aux exigences des observateurs, et, nous ajou- 

 terons, qui peut seule, avec succès, lutter contre l'envahisse- 

 ment des montures et des objectifs étrangers, dont le flot 

 envahissant aurait pour résultat d'inonder nos laboratoires 

 d'instruments de qualités douteuses et de systèmes optiques 

 qui, a valeur égale, ont le triste privilège de s'altérer spon- 

 tanément. M. Nachet, qui a l'obligeance de mettre si sou- 



