— so- 

 laire gouverné par deux vis latérales; sous cette platine et 

 indépendamment d'elle, sont placés les appareils d'éclai- 

 rage toujours si commodément et si confortablement éta- 

 blis dans les instruments des constructeurs anglais : les 

 mouvements lents pour monter et descendre les diaphragmes 

 et les condensateurs, mouvements latéraux en plusieurs 

 sens pour l'éclairage oblique, mouvement de centrage et 

 grand miroir indépendant, à course très étendue, soutenu 

 par une double genouillère. On aura une idée de la grandeur 

 du stand n" 1 de Powell et Lealand en apprenant que lorsque 

 l'instrument est incliné dans sa position horizontale, son 

 axe optique est parallèle à la table à une hauteur de 0"\26. 



Le prix de cette magnifique monture avec deux oculaires, 

 est de 1050 francs. Cette même maison construit des 

 modèles plus petits, un peu moins compliqués, mais tout 

 aussi soignés; son stand n" 2 est coté à 700 francs, son 

 stand n" 3 à 500 francs. Ces prix paraîtront sans doute éle- 

 vés aux micrographes de notre continent, mais on doit 

 songer que les dimensions des instruments de Powell et 

 Lealand sont presque doubles de celles de nos micro- 

 scopes, et, on doit aussi le reconnaître, les constructeurs 

 de l'Angleterre ont pour habitude de donner un fini aussi 

 parfait que possible à leurs beaux appareils ; il paraît très 

 naturel que ce surcroît de travail soit à la charge des ache- 

 teurs . 



La maison qui nous occupe ne construit pas moins de 

 45 objectifs achromatiques : 19 objectifs à sec, 6 objectifs 

 à immersion à eau, 10 objectifs à immersion homogène. 



Le foyer équivalent des objectifs à sec varie de 4 à 1/16 

 de pouce ; les ouvertures numériques s'échelonnent entre 

 0,08 et 0,99 ; leur prix oscille de 30 francs à 425 francs. 



Les objectifs à immersion à eau, dont la grande réputa- 

 tion est parfaitement justifiée, ont un foyer diminuant de 

 1/4 à 1/25 de pouce, et une ouverture numérique voisine 

 de 1,25. 



Les objectifs à immersion homogène possèdent des ouver- 

 tures numériques pouvant aller jusqu'à 1,5U, et des foyers 

 équivalents compris entre 1/8 et 1/50 de pouce; ils sont 

 tous munis d'un collier à correction; leur prix est très 

 varialjle. Si on peut se procurer des [jS, 1/12 et 1/16 de 



