— 92 — 



non seulement les microscopes de ce constructeur, mais 

 encore les formes hybrides qui en dérivent, par exemple: 

 les microscopes de Bézu et Hausser, 1, rue Bonaparte; ceux 

 de M. Vérick, élève spécial d'Bartnach, dont les instru- 

 ments jouissaient, il y a peu de temps, d'une certaine vogue. 



Les microscopes de M. Vérick, qui sont encore très 

 répandus dans beaucoup de laboratoires français, reflètent 

 exactement les anciens modèles de la maison d'Hartnack. 

 Le dispositif en est le même: ils ont le pied lourd, la pla- 

 tine carrée, l'ossature trop massive, leur miroir glisse clans 

 une grosse pièce oscillant à gauche et à droite, avec un 

 mouvement de charnière allant d'arrière en avant ; le porte- 

 tube des diaphragmes et de l'éclairage est enchâssé dans 

 une pièce carrée à queue d'aronde, coulissant au-dessous 

 de la platine. Nous possédons un microscope de ce genre 

 (modèle Ranvier), assez coquet, à mouvement rapide à cré- 

 maillère, à rotation autour de l'axe optique, et à renver- 

 sement. A l'Observatoire de Montsouris, on se sert encore 

 parfois du grand modèle Vérick, devenu aujourd'hui insuf- 

 fisant, bien qu'il soit muni d'un éclairage Abbe, glissant 

 aisément dans le tube porte -diaphragme. 



Si les instruments empruntant leur forme originaire à 

 l'ancienne maison Hartnack et Prazmowski sont restés 

 à peu près stationnaires, M. Hartnack a, au contraire, 

 singulièrement perfectionné ses appareils, qui se trouvent 

 actuellement débarrassés de la tige beaucoup trop grosse 

 où coulissait intérieurement la pièce soutenant le miroir; 

 aujourd'hui, cette pièce consiste en un petit anneau carré 

 muni d'une vis latérale de serrage, ce qui permet de fixer 

 le miroir à diverses hauteurs sur la tige carrée beaucoup 

 plus petite qui le soutient. 



Les beaux statifs IV, V et VI qui étaient exposés à Anvers 

 n'ont plus la pièce porte-diaphragme coulissant au-dessous 

 de la platine. Les éclairages ordinaires et d'Abbe sont dis- 

 posés comme dans la plupart des microscopes : ils pos- 

 sèdent un mouvement lent; au-dessous d'eux, se trouve 

 un diaphragme-iris pouvant être excentré horizontalement 

 au moyen d'un pignon actionnant une crémaillère ; tous 

 ces mouvements sont très précis et la vis micrométrique, 

 particulièrement soignée, fonctionne d'une façon très 



