EXPOSITION GENERALE ET RETROSPECTIVE DE 



MICROSCOPIE DE LA VILLE D'ANVERS 



en 1891 

 {Suite) 



Des microscopes et de leurs accessoires 



W. et H. Seibert à Wetziar (Allemagne) 



Les appareils de celte maison ont un aspect particulier 

 qui les fait aisément reconnaître de ceux que construisent 

 les autres opticiens. Les microscopes de la maison W. et 

 H. Seibert ont le bouton de leur mouvement leut situe 

 au-dessus de la colonne qui supporte le microscope. Cette 

 façon de mettre au point est beaucoup plus commode que 

 la façon ordinaire, dans laquelle la main et le bras doivent 

 être élevés, tandis qu'avec les appareils de MM. Seibert 

 la main peut reposer sur la table, et agir en même temps 

 sur la vis de rappel, ce qui enlève toute fatigue. Cette 

 disposition gêne, il est vrai, un peu pour placer les appa- 

 reils d'éclairage aujourd'hui plus compliqués et plus nom- 

 breux que jadis; cependant, on peut dire que la maison 

 Seibert a parfaitement réussi à les loger dans ses bons et 

 beaux statifs I, II et III. 



Le statif I est très bien compris (fig. 14). Il repose sur 

 un pied de laiton évasé en forme de lyre, il peut s'incliner à 

 volonté, et être arrêté dans toutes les positions obliques ; 

 le tube du microscope peut être actionné par trois mouve- 

 ments : le premier à crémaillère, le second à vis de rappel 

 ordinaire à bouton inférieur, le troisième mouvement, extra- 

 lent, que l'on emploie avec lestrès forts grossissements, est 

 fixé, comme le montre la figure 14, sur la colonne qui sup- 



