122 



porte le tube, au-devant de cette dernière. Les deux mou- 

 vements que nous venons d'indiquer sont d'une très grande 

 perfection et très estimés. Cet appareil possède un éclai- 

 rage d'Abbe, mobilisable dans le sens vertical suivant l'axe 

 optique au moyen d'une crémaillère, et un diaphragme- 

 iris ; ce condensateur peut facilement s'enlever et être rem- 

 placé par tout autre système d'éclairage. 



On peut adapter à ce modèle n" I une platine à mouve- 

 ments rectangulaires que commandent deux boutons placés 

 à main droite ; on peut, également, remplacer ce chariot 

 par une platine tournante graduée possédant des vis pour 

 la correction du centrage. 



Le prix de la monture de cet instrument avec sa boîte 

 est de 475 francs. Sans la platine mobile, son prix est 

 seulement de 375 francs. 



Le statif n" II, tout aussi parfait que le premier, mais 

 non muni du mouvement extra-lent est 60 francs meil- 

 leur marché. 



Le statif n° III (fig. 15), destiné pour le travail courant, 

 est également un excellent appareil, il est plus petit que 

 les précédents microscopes, mais convient parfaitement à 

 toutes les études micrographiques. Gomme eux, il est à 

 inclinaison, il possède une platine tournante, un éclairage 

 Abbe, un diaphragme-iris, le prix de sa monture avec sa 

 boîte est de 250 francs. 



Les slatifs n°' IV, Vet VI sont des microscopes de moyen et 

 de petit modèle, très utiles pour les étudiants; ils se recom- 

 mandent autant par leur solidité, leur bonne construction ^ 

 que par leur bon marché (de 40 francs à 140 francs). 



Cette excellente maison d'Allemagne construit un appa- 

 reil microphotographique horizontal très bien combiné, 

 qui rappelle beaucoup celui de Garl Zeiss ou, vice versa y 

 car nous ignorons à qui l'on doit attribuer la priorité du 

 dispositif qui consiste à placer sur un bâti spécial la 

 chambre noire et sur un autre le microscope, les con- 

 densateurs divers, les liquides colorés et la source de 

 lumière. 



En somme, en dehors de l'attache du tube au corps du 

 microscope, qui nous semble manquer d'élégance, les ins- 

 truments construits par W. et H. Seibert doivent être 



