— 126 — 



Anvers auraient mis le sceau à la réputation de la maison 

 qu'ils dirigent. 



Certains de ces instruments méritent des descriptions 

 particulières que faciliteront les figures que nous joignons 

 à ce compte rendu. 



Le premier de ces instruments [fig. 16), construit sur 

 les indications de M. le D^ H. van Heurck, pour être em- 

 ployé dans ses recherches de photomicrographie et des 

 fortes amplifications, présente une rigidité absolue ; il est 

 à renversement sur charnière avec écrou d'arrêt pour le 

 fixer dans toutes les positions. En outre d'un mouvement 

 rapide à crémaillère il possède une excellente vis micro- 

 métrique. 



Pour obtenir la rigidité absolue dont il vient d'être 

 question et anéantir tout jeu sensible, MM. Watson et fils 

 ont d'abord soudé ensemble toutes les pièces qui sont 

 susceptibles de l'être, supprimé toutesles vis qu'on observe 

 généralement au point de jonction de la platine avec le 

 corps de l'instrument ; par exemple, le tenon supportant 

 la platine, au lieu d'être vissé à son bord, comme c'est 

 d'ordinaire, est constitué par une seule pièce comprenant 

 la sous-platine, s'enfonçanl droit dans l'encoche supérieure 

 du pied. Le bras porte-tube est encastré dans le tenon de 

 la platine et solidement fixé par des vis , le tout compris 

 dans la mortaise du pied, ce qui donne une rigidité ana- 

 logue à celle d'un instrument qui serait fondu dans un 

 seul moule. 



Le corps de cet appareil a la longueur continentale, il 

 possède un tube de tirage donnant la longueur anglaise; 

 ce dernier est mû par une crémaillère, qui permet d'obtenir 

 exactement la longueur la mieux appropriée à la nature de 

 l'objectif. Ce détail ne se voit pas dans la figure 16. 



Le mouvement micrométrique adapté à la sous-platine 

 est devenu un mécanisme nécessaire pour tous ceux qui 

 se servent des condensateurs à grand angle d'ouverture. 

 La façon dont ce mouvement est réglé est parfaitement 

 comprise; il s'effectue au moyend'unevis molettée,s'élevant 

 au-dessus de la platine et agissant sur un levier sous- 

 jacent. 



Le mouvement micrométrique de la sous-platine et 



