— 142 — 



d'une très grande perfection, plusieurs d'entre eux sont 

 remarquables par leur grande clarté et leur distance 

 focale considérable, entre autres l'objectif DD (4'"'", 3 de 

 foyer), et 0,85 millimètres d'ouverture numérique. L'im- 

 mersion à eau D*, de 0,75 d'ouverture numérique et d'une 

 distance focale de 4""°, 3, est superbe sous tous les rapports; 

 elle est destinée à plonger dans les cellules humides, où 

 l'on peut rarement pénétrer avec de forts grossissements, 

 faute d'une distance frontale suffisante. On doit également 

 considérer comme parfaites les immersions à eau H et J 

 de 1,15 à 1,20 d'ouverture, de 2'""\A et r"'",8 de foyer 

 équivalent, et dont les prix relativement modérés sont 

 respectivement 137 fr. 50 et 180 francs, ou, avec la cor- 

 rection, 162 fr. 50 et 205 francs. Les immersions homo- 

 gènes achromatiques, chacune de 1/12^ de pouce, de 1,20 

 et 1,30 d'ouverture, de 2 millimètres de distance focale, 

 laissées à 200 francs et à 375 francs, sont également 

 excellentes ; mais on aura avantage de leur préférer les 

 apochromatiques de 1,30 et 1,40 d'ouverture numérique, 

 si l'on dispose de 500 à 000 francs. 



Garl Zeiss construit actuellement 11 objectifs apochro- 

 matiques, possédant tous des qualités de visibilité supé- 

 rieure : 4 à sec de 0,30 à 0,95 d'ouverture numérique, 

 d'une distance focale de 16 millimètres à 3 millimètres, 

 d'un prix variant de 12<) à 250 francs ; un seul apochro- 

 matique à immersion à eau, avec correction, d'un grossis- 

 sement propre de 100 diamètres, livré au prix de 

 375 francs ; 5 objectifs à immersion homogène de toute 

 beauté et d'une excellence exceptionnelle, 3 d'entre eux de 

 1,30 d'ouverture numérique, et deux de 1,40; leur prix est 

 malheureusement très élevé, il oscille de 500 à 625 francs. 



Pour des études spéciales d'une grande précision, 

 Garl Zeiss a fabriqué un objectif de 1,63 d'ouverture numé- 

 rique, de 2""", 5 de distance focale et qui coûte 1,000 francs. 

 Ce système doit être immergé dans le monobromure de 

 naphtaline, il réclame l'usage de porte-objets et de covers 

 en Ûint lourd de 1,7 environ d'indice de réfraction. Le 

 médium employé dans ce cas pour la préparation doit être 

 également d'un haut indice. 



L'usage des objectifs apochromatiques nécessite des 



