— 200 — 



et organisées, la lamelle destinée à recueillir les corpus- 

 cules errants de l'atmosphère est mue par un mouvement 

 d'horlogerie, qui, dans l'aéroscope enregistreur construit 

 par Richard frères, entraîne horizontalement un porte- 

 objet gravé en intervalles horaires ou qui, dans l'aéros- 

 cope enregistreur le plus récemment créé, imprime un 

 mouvement circulaire à un disque de verre portant égale- 

 ment gravées les 24 heures du jour. 



Pour relever au microscope les résultats obtenus avec 

 ce dernier aéroscope enregistreur, M. Nachet a construit 

 une platine tournante excentrique à l'axe optique, fixée au 

 chariot mobile d'un microscope ordinaire. La plaque gra- 

 duée tourne dans ce cas sous un tambour vitré présentant 

 une ouverture ovale pour le passage de l'objectif. Cet 

 appareil était du reste exposé à cûté des aéroscopes que 

 nous venons de mentionner. Les aéroscopes enregistreurs 

 à lamelle circulaire peuvent, comme on l'a vu dans ces 

 Annales (1), être utilisés pour établir les variations des 

 poussières brutes de l'air, des spores cryptogamiques et de 

 bactéries. Pour cela, il suffit d'avoir à sa disposition une 

 aspiration constante et uniforme, qu'on obtient au moyen 

 des petites trompes à eau, métalliques ou en verre, égale- 

 ment placées sous les yeux du public. 



Pour obtenir une aspiration dans des régions éloignées 

 du laboratoire, il faut des appareils beaucoup plus porta- 

 tifs que les trompes à eau : on peut employer les trompes 

 à vapeur, dont on voyait un petit modèle, ou encore des 

 pompes à mercure à soupapes hydrauliques, mues par un 

 fort mouvement d'horlogerie, décrites récemment ici 

 même, et qui se trouvaient à Anvers annexées à l'exposi- 

 tion du service micrographique de la ville de Paris. 



L'analyse de l'air au point de vue des bactéries s'effec- 

 tue par le procédé des cultures, le seul qui paraisse actuel- 

 lement pratique. Elle exige, d'abord, l'aspiration d'un 

 volume d'air parfaitement déterminé, soit au moyen de 

 vases jaugés, soit au moyen de compteurs à gaz très 

 précis, soit encore au moyen de compteurs secs à gaz. 



(1) Annales de Micrographie, tomj I, page !j73. 



