UlNE NOUVELLE SERLNGUE A INJECTIONS (1 



DU 



D' G. BECK, de Berne 



Le principe de cette seringue est celui qui a déjà été 

 réalisé dans nombre d'autres modèles (Voir /%. 1). 



Corps de pompe aspirant et injectant B qu'il n'est point 

 nécessaire de stériliser, et cylindre-seringue A en verre, 

 facile à enlever et à stériliser. 



Ce cylindre de verre a la forme de celui de Stroschein ; 

 à sa base se trouve aussi une ouverture capillaire qui per- 

 met à la pression existant dans le corps de pompe de se 

 communiquer à l'intérieur du cylindre. 



Un écrou à vis I sert à comprimer un anneau de caout- 

 chouc B qui serre le cylindre-seringue A dans le corps de 

 pompe B. 



Cette seringue, comparée à celle de Stroschein, a l'avan- 

 tage de posséder une fermeture beaucoup plus exacte et 

 plus sûre. 



Elle a sur le modèle que j'ai décrit (voyez ces Annales^ 

 septembre 1891) l'avantage que l'ajustage du cylindre- 

 seringue est plus facile, et que le fonctionnement en est plus 

 régulier. 



Le seul défaut qu'on puisse lui reprocher est que l'air 

 n'est pas filtré, ce qui, dans certains cas, pour des expé- 

 riences bactériologiques très exactes, peut avoir un incon- 

 vénient. 



Pour la clinique et la pratique médicale, cette seringue 

 est au contraire appelée à rendre de grands services par la 

 simplicité avec laquelle le cylindre-seringue peut être stéri- 

 lisé et adapté. 



(l) Uluslrich Monalschrift der àrz-Uicheii Poljlechnick, april 1892, p. 13t. 

 Brevet K. A.. P, n" 2501. 



