— 594 — 



pousser plus loin le grossissement, on sera bientôt obligé 

 de réduire légèrement l'ouverture au lieu de l'augmenter. 



Un coup d'œil sur les catalogues des opticiens nous 

 édifiera à ce sujet. En prenant, par exemple, celui de 

 MM. Powell et Lealand, dont la série d'objectifs est une des 

 plus brillantes et des plus étendues qui existent, nous 

 voyons que ces opticiens atteignent (dans des conditions 

 peu pratiques pour un travail courant) l'ouverture de 1,50 

 pour l'immersion homogène. 



Cette ouverture de 1,50, ils l'appliquent à des objectifs 

 de 1/6% 1/8% l/i:e^ et 1/20^ de foyer. A 1/25^ ils ne peuvent 

 plus donner que 1,38, et à J/50^ 1,33. Or, d'après l'avis 

 de personnes l'ayant essayé, le 1/12^ : 1,50 est tellement 

 court et tellement fragile que les constructeurs n'osent 

 le faire voyager, et que le moindre contact de sa frontale 

 avec la préparation la met hors de service. 



En nous en tenant aux objectifs vraiment pratiques, nous 

 voyons que la maison Zeiss donne couramment 1,40 à 

 des objectifs de 3 et 2 millimètres de foyer (1/8'' et 1/12^), 

 encore le dernier est-il signalé comme fragile, mais pour 

 1""",5 (1/16*) elle réduit l'ouverture à 1,30. 



Lorsque la maison Zeiss créa les apochromatiques dont 

 nous parlons, elle en avait limité la série au 1/12* et avait 

 supprimé son ancien 1/18" homogène qui était pourtant 

 assez recherché. Ce n'est que sur les instances de quelques- 

 uns de ses clients qu'elle a étendu sa série et créé, en 1891, 

 le 1/16'' : 1,30. 



Limite du grossissement de l'objectif. — On voit donc 

 qu'à partir d'une certaine limite il n'y a plus intérêt à aug- 

 menter le grossissement de l'objectif : on perd trop en 

 clarté. On est alors obligé de réduire le grossissement de 

 l'oculaire employé, ce qui fait perdre les avantages que 

 l'on avait voulu acquérir, et laisse subsister les inconvé- 

 nients de l'objectif à très court foyer. Les foyers de 1/12* 

 à 1/18* me semblent ceux que l'on ne doive pas dépasser. 

 Avec le tube anglais, 1/12* sera la limite inférieure, 1/18* 

 avec le tube court. Dans ces conditions, avec les forts ocu- 

 laires suffisamment clairs que l'on fait aujourd'hui, on 

 pourra atteindre des grossissements de plus de 3000 fois, 

 ce qui est plus que suffisant. 



