— 597 — 



règle courante que dans un bon objectif on doit pouvoir 

 utiliser le 1/3 de l'ouverture totale. On reconnaît ({ue cette 

 condition est remplie lorsque, regardant dans le tube, le 

 cercle lumineux central a un diamètre égal au 1/3 du dia- 

 mètre total de l'ouverture. 



Au moyen des diaphragmes du condensateur et surtout 

 du diaphragme-iris il est aisé de réaliser cette condition. 

 Ceux qui s'attacheront à la réaliser ne tarderont pas à 

 s'apercevoir qu'il faut qu'un objectif fort soit excellent 

 pour supporter cet éclairage, et que, le plus souvent, on 

 sera conduit à se tenir un peu au-dessous de la proportion 

 du 1/3. 



Ce rapport entre l'ouverture de l'objectif et celle du pin- 

 ceau lumineux qu'il peut utiliser me servira à détinir ce 

 que j'entends ^^diV objectif puissant. 



Tant que l'objectif est, tel que son emploi ne nécessite 

 aucun appareil accessoire d'éclairage et aucune opération 

 compliquée, ce qui est le cas des objectifs employés en 

 histologie, l'objectif est faible ou moyen suivant son gros- 

 sissement. Mais, dès que le simple miroir ne suffit plus à 

 en tirer tout le parti possible, l'objectif demande des appa- 

 reils et des procédés spéciaux pour le mettre en valeur; il 

 rentre alors dans la catégorie des objectifs puissants. 



Le miroir des microscopes est plus ou moins grand, 

 suivant qu'il doit être normalement plus éloigné de la pla- 

 tine, mais l'amplitude du cône lumineux qu'il dirige sur 

 l'objet, son angle d'ouverture, est à très peu de chose 

 constant chez tous les opticiens et d'environ 30 degrés, ce 

 qui correspond à une ouverture numérique de 0,25. On 

 pourra donc avec le simple miroir utiliser un objectif 

 d'ouverture trois fois plus grande, soit 0,75 ; au delà il 

 faudra recourir à des appareils spéciaux fournissant des 

 cônes éclairants plus larges. 



J'appellerai donc objectif puissant tout objectif dont l'ou- 

 verture dépassera 0,75. 



Tel est le cas des objectifs de Nachet à partir du n" 6, 

 des analogues de Vérick, de ceux de Zeiss à partir 

 de DD, etc. 



Les numéros inférieurs de cette série pourront, dans les 

 recherches courantes, être employés comme ceux de la 



