— 600 — 



versant une cuve à sulfate de cuivre est très facile à obte- 

 nir et souvent employée ; on voit que, dans ces conditions, 

 on obtiendra pratiquement avec un objectif de 1,40 l'ou- 

 verture de 1,52, qui est le maximum que l'on eût pu obtenir 

 avec la lumière blanche. Avec la chambre noire on pourra 

 aller beaucoup plus loin, et il n'y a rien d'étonnant à ce 

 que l'on ait obtenu ainsi la photographie de détails, tels 

 que les perles de VAmphipleura, avec des objectifs qui ne 

 les révélaient pas à l'œil. 



En résumé, la construction mécanique des objectifs 

 donne aujourd'hui à peu près tout ce qu'elle peut donner, et 

 ce n'est plus que par l'intermédiaire de la lumière que Ton 

 peut encore augmenter la puissance des objectifs. 



CHAPITRE II 

 Emploi des objecUrs 



Je ne m'étendrai pas ici sur les qualités que doit })ré~ 

 senter un microscope destiné à recevoir de objectifs puis- 

 sants, ce serait sortir des limites de cette étude (1), 



Le micrographe devra porter toute son attention sur le 

 mouvement lent qui, dans les microscopes un peu anciens 

 du continent, est absolument insuffisant pour les besoins 

 actuels. Les opticiens du continent ont beaucoup perfec- 

 tionné cette partie délicate pendant ces dernières années. 

 Il n'en est pas moins vrai que, s'obslinant à appliquer un 

 mécanisme mauvais en principe, ils n'arrivent pas à la 



(1) Voir à ce sujet rarliclo que j'ai pubié dans les Annales delà Société d his- 

 loire naturelle de Touloune en 1883 sous le litre : Histoire sommaire du micros- 

 cope composé et de ses récents perfectionnements. Cet article a été fait à uu 

 moment où la couslruclion des microscopes venait de faire un grand pas en avant. 

 Depuis cette époque, les choses ont peu changé. Les constructeurs du coûlinettt 

 ont perfectionné le mouvement lent des microscopes, et adopté généralement l'usage 

 du condensateur. L'emploi des platines mobiles s'est généralisé, et ou eu a cous» 

 truit de très pratiques. 



