— 601 ;— 



douceur et surtout à la durée des mouvements analogues 

 anglais. Tout micmscopc destiné à des études sérieuses 

 devra être muni d'un condensateur se prêtant à toutes les 

 modifications de la lumière et d'une ouverture au moins 

 égale à celle des objectifs que l'on peut être appelé à 

 utiliser. 



Le condensateur Abbe est surtout commode par sa dis- 

 position mécanique; sa partie optique n'a rien de particu- 

 lier. L'achromatisme du condensateur n'est utile, comme 

 nous le verrons, que dans des cas tout particuliers. 



Le condensateur devra pouvoir être mis au foyer, c'est- 

 à-dire glisser dans une coulisse parallèle à l'axe, de pré- 

 férence au moyen d'une crémaillère. 



La crémaillère est également indispensable pour le mou- 

 vement rapide du tube du microscope. Avec les mouve- 

 ments à coulant encore en faveur chez nous, on s'expose 

 à briser les préparations ou, ce qui est plus grave, à 

 endommager les objectifs précieux chez lesquels le sertis- 

 sage de la frontale est toujours plus ou moins délicat. 



Les opticiens calculent les rayons de courbure de leurs 

 lentilles de manière à ce que l'objectif forme, à une dis- 

 tance donnée, une image aussi aplanétique et aussi achro- 

 matique que possible d'un objet placé dans un milieu d'in- 

 dice donné, recouvert d'un verre mince d'épaisseur donnée. 

 Si ces conditions ne sont pas reproduites dans l'emploi 

 de l'objectif, les images sont plus ou moins défectueuses. 

 Il faut donc soit corriger ces défectuosités, si l'on en a 

 les moyens, soit éviter de leur donner naissance ; cette 

 seconde manière d'opérer étant en tous cas la meilleure. 

 Nous allons en examiner successivement les trois points 

 envisagés plus haut. 



1" Longueur du tube. — La longueur du tube adoptée 

 par les constructeurs du continent est de 0"',1^*^ 5 l^s 

 Anglais ont adopté 0"',250. Plus le tube est long, plus le 

 grossissement est considérable ; mais, comme on est obligé 

 d'avoir recours à des oculaires plus faibles, les deux con- 

 ditions opposées se balancent. Pour les observations scien- 

 tifiques et prolongées, le tube court est préférable, car il 

 permet l'emploi plus facile du microscope vertical, position 

 qui facilite beaucoup l'usage des liquides d'immersion. P]n 



40 



