^ 602 ^ 



tout cas, on s'attachera avec soin à éliminer dans les obser- 

 vations l'influence d'une mauvaise longueur de tube qui, 

 pour les objectifs puissants et bien corrigés, est très sen- 

 sible. On donnera donc toujours au tube du microscope 

 la longueur pour laquelle les objectifs sont corrigés. Si 

 cependant ces objets possèdent une monture à correction, 

 on pourra faire varier la longueur du tube ; mais, la cor- 

 rection d'un objectif étant une opération très délicate, il 

 vaudra mieux ne pas la compliquer inutilement. 



11 est cependant un cas où l'on est appelé à employer 

 une distance de projection de l'image bien plus considé- 

 rable que celle qui correspond à l'objectif, c'est pour la pho- 

 tomicrographie. Dans ce cas, si l'objectif employé n'est 

 pas à correction, on perdra beaucoup de sa valeur. Le 

 meilleur moyen de remédier à ce grave inconvénient con- 

 siste à employer les oculaires à projection qui reprennent 

 l'image fournie par l'objectif à la distance voulue, et la pro- 

 jettent sur l'écran à une dislance quelconque. Ces oculaires, 

 ayant en outre l'avantage d'agrandir cette image, permettent 

 l'emploi de chambres beaucoup moins longues pour un 

 grossissement donné. Grâce à eux on peut organiser des 

 appareils photomicrographiques simples peu coûteux et 

 très efficaces (i). 



2° Epaisseur du couvre-objet. — La différence d'épais- 

 seur du couvre-objet a une très grande influence sur la 

 perfection des images fournies par les objectifs puissants à 

 sec ou à immersion dans l'eau. Pour les objectifs à immer- 

 sion homogène, cette influence est négligeable dans de très 

 grandes limites ; c'est là une des grandes causes de leur 

 succès auprès du public scientifique. 



Cette cause d'erreur est corrigée au moyen d'un méca- 

 nisme qui permet de faire varier l'écartement des lentilles 

 de l'objectif, et que l'on appelle la correction. Corriger un 

 objectif est une des opérations les plus délicates de la tech- 

 nique microscopique; les procédés indiqués à ce sujet dans 

 les traités sont illusoires, et je ne les reproduirai pas ici. 



(1) Voir, pour plus de dôlails à ce sujet, Touvrago précité du D"' van Heurck, qui 

 est passé maître daus les diflicullés de !a photomicrographie, ot obtient des résul- 

 tais constants et merveilleux avec des moyens d'une extrême simplicité. 



