— 603 — 



Ils sont tous basés sur l'appréciation de points de détails 

 très délicats ; autant vaut dire simplement qu'il faut tourner 

 le collier dans un sens ou dans un autre jusqu'à ce que 

 l'image soit la meilleure possible, ce qui revient à formu- 

 ler une vérité de La Palisse. 



Zeiss, suivi par quelques opticiens allemands, a gradué 

 le collier de la correction en divisions qui représentent la 

 correction à faire pour une épaisseur donnée du couvre- 

 objet, épaisseur qui peut être facilement appréciée au 

 moyen de la vis micrométrique du microscope. D'autres 

 opticiens n'ont pas voulu suivre la maison Zeiss dans cette 

 voie parce que, disent-ils, bien d'autres causes viennent 

 modifier les aberrations produites et, par suite, la correc- 

 tion à effectuer (1). Ces opticiens ne sont pas dans le vrai, 

 bien qu'au point de vue absolu ils aient raison. Quand ils 

 livrent des objectifs sans correction, ils estiment bien eux- 

 mêmes parmi toutes les causes d'aberration la moyenne à 

 corriger, et ils opèrent sur cette base ; pourquoi ne feraient- 

 ils pas de même pour les objectifs à correction variable, et 

 n'indiqueraient-ils pas à l'acheteur, par une graduation 

 appropriée, comment ils auraient corrigé eux-mêmes l'ob- 

 jectif pour les diverses épaisseurs de couvre-objet dans des 

 conditions moyennes de milieu de préparation? 



Avec le système de Zeiss l'observateur est sûr de ne pas 

 tomber dans les erreurs grossières que l'on est exposé à 

 commettre lorsque l'on corrige un objectif sans indications. 

 Après avoir établi son objectif sur la base indiquée, on 

 pourra toujours chercher en deçà et au delà une amélio- 

 ration de l'image si possible, mais on partira d'une base 

 certaine. Aussi ce système mérite-t-il toute approbation, et 

 doit être généralisé. 



La correction appliquée aux objectifs à immersion per- 

 met soit de les employer avec des milieux d'immersion 

 d'indices variés, soit même de les employer à sec. Cepen- 

 dant, en aucun cas, je ne recommanderai ces objectifs à 

 usages multiples qui ne sont généralement bons que dans 



(1) Il fauL remarquer uotammcut que la correction varie un pou suivaul que l'on 

 emploie la lumière centrale Ou la lumière oblique. 



