— 604 — 



une de leurs conditions si les efforts faits pour les rendre 

 applicables à toutes ne les a pas rendus médiocres dans 

 tous les cas. 



Ce qu'il y a de mieux comme correction, c'est de pouvoir 

 s'en passer, et c'est un des grands avantages des objectifs 

 homogènes, comme je l'ai dit; si les covers employés 

 s'écartaient trop de la moyenne, on pourrait essayer d'amé- 

 liorer l'image par un faible allongement de tube pour un 

 cover trop mince, et réciproquement. Les opticiens indiquent 

 généralement l'épaisseur de couvre-objet pour laquelle leurs 

 objectifs à monture fixe sont corrigés. 



Milieux de lap7^èparatlo)i. — Les milieux de la prépa- 

 ration ont la plus grande influence sur la formation de 

 l'image, mais on ne peut dire que, d'une façon générale, 

 ils produisent des aberrations proprement dites. C'est 

 presque toujours en étudiant le même objet préparé dans 

 des milieux différents que l'on arrive à élucider sa struc- 

 ture. 



Au point de vue qui nous occupe, nous ne retiendrons 

 que ce fait : c'est que l'ouverture utilisable d'un objectif 

 ne pourra jamais dépasser l'ouverture maximum corres- 

 pondant à l'indice minimum des substances traversées par 

 la lumière dans son parcours entre le condensateur et l'ob- 

 jectif. Ainsi, si l'on emploie un objectif de 1,30 sur des 

 préparations à sec, l'ouverture utilisable de cet objectif ne 

 pourra dépasser 1,00, indice de réfraction de l'air. 



11 n'y a guère à tenir compte de cette restriction que 

 pour l'emploi de l'objectif dans la lumière oblique (1), car 

 dans la lumière centrale l'objectif, n'utilisant que le tiers de 

 sou ouverture, fonctionnera toujours correctement. 



Résumé pratique. — En résumé, pour l'emploi le plus 

 avantageux des objectifs qu'il achètera, le micrographe 

 devra s'attacher à observer les points suivants : 



(1) Uiiuâ ce cas, el iioUimmeut pour la résoluliou des Dialomées daus la lumière 

 Iros obliijue, on perd presque tous les avantages de la grande ouverture, el 

 robjeclif de 1,40 ne donne rien de plus qu'un objectif tliéorique de 1,00. U faut 

 donc, pour utiliser ainsi les objectifs puissants, employer des préparations dans 

 des milieux dont l'indice de réfraction soit le plus élevé possible pour joindre aux 

 avantages de l'ouverture ceux qui résultent de la différence entre les Indices de 

 la réfraction du milieu ou de l'objet d"où dépend la visibilité de cet objet. 



