— 603 — 



1° Donner toujours au tube du microscope la longueur 

 pour laquelle les objectifs sont corrigés, 0'",1G0 pour le 

 tube court, O^jSSO pour le tube long, comptés depuis l'en- 

 droit où se visse l'objectif jusqu'à la tranche supérieure du 

 tube ; 



2° Employer de préférence des objectifs à sec et à 

 immersion dans l'eau, montés à correction à partir de 

 0,75 d'ouverture (environ 100° dans l'air). Si la gra- 

 duation de la correction n'est pas établie en épaisseur 

 de couvre-objet, demander la relation entre ces deux 

 mesures à l'opticien ; 



3" Avec des objectifs homogènes, toutes les fois que l'on 

 veut utiliser des pinceaux marginaux étendus, unir optique- 

 ment la lentille supérieure du condensateur à la prépara- 

 tion avec un liquide d'indice au moins égal à celui de 

 médiums d'immersion (de préférence ce dernier), et n'em- 

 ployer que des préparations montées dans un médium d'in- 

 dice analogue; 



4° Employer ces objectifs avec l'aide d'un condensateur 

 suivant les prescriptions qui vont suivre. 



CHAPITRE III 



De l'éclaîraffe 



La question de l'éclairage du microscope est générale- 

 ment très sommairement traitée dans les traités élémentaires 

 de micrographie ; elle n'est cependant pas aussi simple 

 qu'elle en a l'air a priori, surtout lorsque l'on emploie un 

 condensateur et une lumière artificielle. 



Ce sont surtout les difficultés du bon emploi de la lumière 

 artificielle qui ont fait négliger, par beaucoup de micro- 

 graphes, ce puissant moyen d'éclairage que beaucoup ont 

 déclaré inutilisable, faute d'avoir appris à s'en servir. 



L'emploi rationnel des condensateurs est encore moins 

 connu, et un petit nombre de micrographes se rendent un 



